234 MÉTÉOROLOGIE ET PHYSIQUE DU GLOBE 



Il se compose d'une pendule à poids très ordinaire H. Le poids moteur 

 P. dont la descente dure une semaine, commande le mouvement d'une 

 grande poulie K faisant corps avec une deuxième poulie L plus petite et 

 de même centre. Sur la gorge de cette dernière s'enroule un fil LA qui 

 soulève graduellement le levier OM terminé par un crayon à l'aniline. Ce 

 crayon M se meut à frottement sur la surface d'un cylindre R faisant corps 

 avec l'axe C d'une girouette qui traverse la toiture du bureau. Sur le 

 cylindre s'enroule une feuille quadrillée sur laquelle sont marquées à égale 

 distance les génératrices correspondantes aux huit directions du vent. 



On peut même, dans une certaine mesure, apprécier l'intensité du vent. 



5. S.L E. NE. N N.W W SW S 



Fig. 2. 



Plus un vent est fort, plus les oscillations de la girouette sont fréquentes et 

 plus les traits tracés par le crayon sont rapprochés. Il en résulte une inten- 

 sité de teinte qui donne une idée assez exacte de la force du vent (fig. 2). 



ÉVAPOROMÈTRES ENREGISTREURS 



Conformément à la demande de quelques ingénieurs et agriculteurs on a 

 entrepris, depuis les premiers mois de 1894, l'étude de 1 evaporation dont 

 l'influence sur la vie animale et végétale est au moins aussi importante que 

 celle de la température. En outre, dans la construction de barrages et de 

 réservoirs, on doit évidemment tenir compte des pertes dues à 1 evaporation. 

 Il a donc fallu établir un premier appareil pour l'évaporation en plein 

 vent et en plein soleil, c'est-à-dire dans les conditions où se trouve tout 

 barrage ou réservoir. Cet appareil se compose d'une grande cuve en zinc 

 placée à fleur de terre pour réaliser le mieux possible les conditions natu- 

 relles, communiquant avec une cuve plus petite dans laquelle se meut un 

 flotteur. Ce dernier fait mouvoir un style qui inscrit les variations de 



