BÉCLÈRE. — LES INSTRUMENTS DE i/EXAMEN RADIOSCOPIQUE 285 



sans self permettant de graduer exactement et d'une manière continue les cou- 

 rants utilisés pour l'excitation des grandes bobines de Ruhmkorff, soit pour la 

 production des courants de haute fréquence, soit pour l'excitation des tubes à 

 rayons X. Le rhéostat qu'il présente à la Section d'Électricité médicale se com- 

 pose d'une grande cuve ou bac d'accumulateur, pouvant contenir o à 6 litres de 

 liquide. Ce bac est fermé par un couvercle en substance isolante, dans lequel 

 sont fixées à demeure deux lames de plomb très rapprochées à leur point d'en- 

 castrement dans le couvercle et très éloignées à leur autre extrémité. Ces lames 

 sont triangulaires et leur pointe peut être terminée par un pinceau de fils de verre. 

 Cette pointe n'arrive qu'à mi-hauteur du bac. Pour faire varier le niveau du 

 liquide, l'auteur se sert d'un bloc d'une substance non attaquée par le liquide 

 (verre, porcelaine, plâtre paraftiné), qui peut monter et descendre dans le bac 

 au moyen d'une crémaillère. Le maximum de résistance du rhéostat est obtenu 

 quand le bloc émerge complètement du liquide; le courant entre alors par 

 l'une des plaques et sort par l'autre, traversant l'eau du bac en diagonale. La 

 résistance dans ce cas peut dépasser 20.000 ohms. La résistance minima est 

 obtenue lorsque le bloc est entièrement immergé, le courant passe alors d'une 

 plaque à l'autre par une large surface et traverse une colonne d'eau d'une 

 épaisseur maxima d'un centimètre. La résistance est alors celle d'un petit accu- 

 mulateur à deux plaques et varie avec la résistance du liquide employé, elle 

 peut être beaucoup moindre qu'un ohm. De plus, l'intensité du courant que 

 peut supporter l'appareil est considérable. Il peut, d'autre part, fonctionner 

 longtemps sans échauffement notable à cause de la grande quantité d'eau qu'il 

 contient. L'orateur pense que cet instrument rendra des services en radiogra- 

 phie, car il peut remplacer les rhéostats à self-induction dont les inconvénients 

 ont été signalés par quelques auteurs, entre autres M. Béclère. 



Discussion. — M. Béclère. Sait-on quelle perturbation peut apporter la 

 self-induction des rhéostats ordinaires au fonctionnement d'une bobine de 

 Ruhmkorff ? 



M. Michaut. — Il faut remarquer surtout dans cet appareil qu'il n'y a aucun 

 contact frottant, chose qui, pour de forts courants, pourrait avoir des inconvé- 

 nients. 



M. Bergomé. — Lorsqu'on se sert d'une bobine à grande self-induction, 

 comme celle utilisée pour la radiographie ou la radioscopie, la self-induction 

 des rhéostats ordinairement employée, rhéostats qui sont des solénoïdes san s 

 fer, est négligeable devant la self-induction de la bobine. Cependant certains 

 rhéostats, dont le fil, très long est enroulé en spires très serrées sur des prismes 

 dont les arêtes sont en fonte, peuvent avoir une self-induction non négligeable 

 et dont la valeur n'a pas été déterminée. 



M. BÉCLÈRE, Méd. des Hôp. de Pans. 



Les instruments de l'examen radioscopique. — En raison des services rendus au 

 diagnostic médical par l'examen radioscopique il est utile de signaler toutes les 

 améliorations réalisées dans l'appareil instrumental qui contribuent à rendre 

 plus facile et plus sur ce mode d'exploration. 



