D r T. MARIE. — RAPPORT SUR LES PROGRÈS DE LA RADIOGRAPHIE 291 



le problème comporte une solution générale. Il suffit pour l'établir de 

 tenir compte, d'une part, de la loi géométrique des perspectives accouplées 



PDA 



— = -t = y» et, d'autre part, d'une expérience physiologique de M. Cazes per- 



mettant de connaître la limite de l'indépendance entre la convergence et l'accom- 

 modation. (Les différents yeux présentant à cet égard d'assez grandes différences, 

 on doit employer les chiffres correspondant à un œil moyen.) Dans la vision 

 stéréoscopique, en effet, l'accommodation des deux yeux se l'ait sur des épreuves 

 planes, de position fixe et constante, pendant tout le temps de l'examen. Au 

 contraire, la convergence des deux yeux se fait sur des points différents des 

 deux perspectives, plus ou moins éloignés, suivant que le point auquel ils 

 correspondent était situé à une distance plus ou moins grande du plan du 

 tableau, et par conséquent, varie constamment. Ainsi, dans la vision stéréosco- 

 pique, contrairement à ce qui se passe dans la vision binoculaire ordinaire, 

 l'observateur doit rendre indépendante l'accommodation et l'angle de convergence 

 des deux yeux, ce qu'il ne peut faire que jusqu'à une certaine limite, qui 

 impose précisément une limite à l'écartement des points de vue. En partant de 

 ces deux données nous avons établi une formule générale : 



. . D (D + P 



A maximum — — ;. ,' — 

 oU P 



qui donne une relation entre : 



D distance du tube à l'objet ; 



P épaisseur de l'objet ; 



A écartement des points de vue ; 

 qui est vraie dans tous les cas. Il suffira donc de mesurer l'épaisseur de l'objet 

 P, la distance à laquelle on veut placer le point d'origine des rayons X (foyer 

 de l'anticathode du tube), pour en déduire l'écartement à faire subir aux points 

 de vue, ou plus simplement le déplacement que l'on devra faire subir au tube, 

 en passant d'une épreuve à l'autre. L'objet reconstitué présentera les caractères 

 que j'ai indiqués comme étant ceux de la radiographie stéréoscopique de pré- 

 cision. 



Le matériel pour faire delà radiographie stéréoscopique est des plus simples : 



a) Pour l'obtention des épreuves, il suffit de placer une règle directrice paral- 

 lèlement à un des cotés du châssis contenant la plaque sensible et de déplacer 

 le pied rectangulaire du support du tube, le long de cette ligne droite, de la 

 quantité indiquée par la formule précédente. 



b) Pour l'examen des épreuves, il suffit de posséder le pupitre ordinaire (formé 

 d'une glace 10/60 centimètres, éclairée en dessous par la lumière diffuse) que 

 l'on emploie pour l'examen des clichés radiographiques simples. 



A ce pupitre, que tous les radiograpb.es doivent avoir, on fait subir une 

 seule modification, c'est de rendre mobile une moitié de la règle qui porte les 

 épreuves, afin de pouvoir, en l'élevant et l'inclinant, faire coïncider les lignes 

 d'horizon principales des deux perspectives. 



Le stéréoscope Cazes, dont la partie principale est formée de quatre miroirs 

 plans parallèles deux à deux, se trouve dans le commerce à un prix peu 

 élevé. 



L'opération est aussi des plus simples. On dispose son malade dans la pOii- 

 lion la plus commode pour garder l'immobilité et on glisse au-dessous de la 

 région à radiographier un châssis contenant une plaque sensible de dimensions 

 convenables. On fait une première pose, puis, après avoir déplacé le support 



