292 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



du tube de la quantité donnée par la formule générale, on fait une deuxième 

 pose. Les dtux clichés, placés côle à côte sur le pupitre éclairé, sont examinés 

 au moyen du stéréoscope Gazes en suivant les règles d'examen. 



Il est évident que la rapidité de l'opération est liée à la puissance du matériel 

 producteur de rayons X ; mais on peut parfaitement faire de la radiographie 

 stéréoscopique, dans presque tous les cas, avec un matériel de puissance 

 moyenne. J'ai obtenu à peu près tous mes clichés à l'Hôtel -Dieu de Toulouse 

 avec une bobine Carpentier donnant au maximum 20 centimètres d'étincelle et 

 un tremSleur métallique Desprez-Carpentier qui réduisait la longueur d'étin- 

 celle à 13 ou 14 centimètres. 



Arrivons maintenant à nos recherches de cette année sur les mesures de dis- 

 tance en stéréoscopie et plus particulièrement en radiograpbie stéréoscopique. 



Dans le rapport de l'année dernière, après avoir montré la nécessité de ces 

 mesures, j'ai indiqué comment on peut déterminer les distances qui séparent 

 les divers plans de front de l'objet et décrit succinctement le stéréomèlre que 

 nous avons fait construire, M. Ribaut et moi, et qui permet d'arriver facilement 

 à ce résultat avec une exactitude qui, dans de bonnes conditions, peut atteindre 

 une fraction de millimètre. Mais les mesures ainsi pratiquées donnaient une 

 solution incomplète du problème. En admettant que l'objet fût parfaitement 

 repéré par rapport àja plaque, ce qui est iacile, on connaissait simplement la 

 position dans l'espace du plan de front contenant un point déterminé de l'objet 

 et non la position même de ce point. Les raisons qui nous avaient amenés à 

 rechercher la possibilité de mesures en stéréoscopie nous ont amenés à recher- 

 cher la posibilité de mesures dans ce plan de front, afin de supprimer l'indé- 

 cision qui résulte toujours d'une appréciation visuelle. 



Je vais donc montrer comment on peut faire des mesures dans un plan de 

 front, la connaissmce de deux nouvelles coordonnées permettant, avec la coor- 

 donnée verticale de ce plan, de déterminer la position absolue dans l'espace 

 d'un point quelconque de l'objet. 



On y arrive en se basant sur les considérations géométriques suivantes : 



Lorsqu'on fait glisser les deux fils du itérèomètre au contact des clichés en laissant 

 vide l'intervalle qui les sépare, la ligne virtuelle à laquelle ils donnent naissance 

 pendant l'examen stéréoscopique se déplace dans un plan de front, c est-à-dire dans 

 un plan parallèle au plan des clichés. 



Soient et 0' les deux points de vue, a et b les perspectives d'un point A. 



Déplaçons le point A suivant la ligne parallèle à 0' de manière à l'amener 

 en un point quelconque de celte ligne, par exemple en A'. Les points a et b se 

 déplaçant parallèlement aussi à 0' viennent en a' et b'. Il est facile de mon- 

 trer que la distance oi) = a' b'. En effet, dans les triaDgles 0' A et a b A. 



f\ Cï f Tï f\ C\' H 



on a = — -et dans les deux triangles 0' A' et a' b' A' — — = — — d'où 



a' b' h, a b h, 



0' 0',, , ,., 



— . d ou. en lin a b — a b . 



a' b' a b 



Récipi'oquement, si les deux points a et b se déplacent dans un plan parallèle 

 à 0' de manière que la distance qui les sépare reste toujours constante, le 

 point A auquel ils donnent naissance dans l'examen au stéréoscope se déplacera 

 dans un plan parallèle aussi à 0', c'est-à-dire dans un plan de front. 



Ce qui est vrai pour deux points est vrai aussi pour deux séries de points, 

 c'est-à-dire pour les deux fils du stéréomètre, pourvu qu'ils se déplacent per- 



