294 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



directions rectangulaires, à condition toutefois que la coïncidence de l'image du 

 point de repère et de l'image du point considéré ait lieu en un même point des 

 fils réels. On y arrive facilement en disposant des nœuds ou des traits de cou- 

 leur en divers points des deux fils, mais à égale distance des extrémités. 



Il est à remarquer que les distances A et B correspondent aux déplacements 

 des fils du stéréomètre, glissant aux contacts des deux épreuves négatives ou 

 positives et, par conséquent, aux distances qui séparent les projections énu- 

 mérées. Pour en déduire les distances vraies dans l'espace du point P aux 

 deux points verticaux, il suffira d'exprimer les relations de deux triangles 

 semblables. 



Projetons verticalement les systèmes de points et de lignes suivant la direction 

 des lignes d'horizon, soient : 



0" la projection verticale d'un des points de vue. 



R" la projection verticale du point de repère R. 



P" la projection verticale du point P. 



R' et P' la projection de leurs images. 



T T la projection du plan du tableau. 



0" R' ( les projections des plans passant par le point de vue et les points 



0" P' j R et P. 



La distance mesurée directement est R' P' = A. 



Soient : 0" V" = f, la hauteur du point de vue au-dessus du plan du 



tableau; h, la hauteur du point R au dessus de ce plan. Les deux triangles 



semblables R" 0" P" et R' 0" P' donnent : 



a A ' . Mf- h) 



d ou A - 



On aurait de même : b = — ^— 



Dans ces formules, f, la hauteur du point d'origine des rayons X à la surface 

 sensible, est notée une fois pour toutes au moment de l'obtention des épreuves. 



h, la hauteur du plan de front dans lequel on fait les mesures, a été déter- 

 minée par le procédé décrit dans le précédent article des Archives d'électricité 

 médicale. 



Par conséquent, toutes les quantités sont connues, et la résolution des deux 

 équations donne a et b. 



DESCRIPTION DU STÉRÉOMÈTRE MODIFIÉ. 



11 faut que l'appareil, en dehors de la détermination de la coordonnée verti- 

 cale, permette de connaître facilement A et B, qui ne sont autre chose que les 

 composantes rectangulaires du mouvement P' R'. 



Pour cela, on se sert du stéréomètre déjà décrit dont les fils portent un nœud 

 de repère au milieu. Ce stéréomètre est maintenu dans un premier cadre dans 

 lequel il ne peut se déplacer que suivant une direction perpendiculaire à une 

 ligne d'horizon. Ce dernier cadre lui-même ne peut se mouvoir dans un second 

 cadre fixe que suivant une ligne d'horizon. Des règles graduées en millimètres 

 permettent de connaître la valeur de ces déplacements rectangulaires qui, dans 

 les figures précédentes, correspondent à A et B. 



Deuxième procédé. — Utilisation de deux points de repère R et S situés dans le 

 même plan de front que le point considéré. 



