I) 1 T. MARIE. — RAPPORT SUR LES PROGRÈS DE LA RADIOGRAPHIE 295 



Les distances du point P aux deux points de repère définissent sa position, 

 en supposant connue sa coordonnée verticale. 



Ces distances sont calculées avec les données fournies par l'appareil déjà 

 décrit. Ce sont les résultantes des deux mouvements rectangulaires mesurés: 



y/A 2 -f- \i 2 pour le point R ; \/C 2 + D 2 pour le point S, dont les deux coor- 

 données rectangulaires sont C et D. 



Pratique. — Pour obtenir et examiner les clichés, on doit suivre les règles 

 que nous avons énumérées. Elles sont simples, mais elles doivent être suivies 

 avec la plus grande rigueur. J'insisterai surtout sur la coïncidence des lignes 

 d'horizon principales des deux clichés. Dès que celte coïncidence n'est plus réa- 

 lisée, la ligne virtuelle ne se déplace plus dans un plan de front. Elle se déplace 

 dans un plan oblique qui fait avec le plan de front un angle dont la valeur dé- 

 pend de la position des lignes d'horizon. Pour réaliser cette coïncidence, on 

 peut placer une aiguille sur chaque bord du châssis parallèlement au déplace- 

 ment du tube. Il est préférable de prendre un fil de plomb irrégulièrement on- 

 dulé dont les deux extrémités sont sur une ligne perpendiculaire au bord du 

 châssis. La reconstitution stéréoscopique d'une ligne irrégulièrement ondulée se 

 fait toujours d'une manière plus précise que celle d'une ligne droite. Il suffit, 

 au moment de commencer l'examen, de vérifier au moyen des deux fils mobiles 

 du stéréomètre que les projections sont à égale distance l'une de l'autre. 



Opération. — Après avoir disposé convenablement son malade, on entoure 

 la région à radiographier d'un fil de plomb irrégulièrement ondulé que l'on 

 fixe à la p?au au moyen de collodion. Il faut autant que possible que la courbe 

 dessinée par le fil de plomb fasse un angle de 30 degrés avec la surface sensible 

 et que la projection de la ligne qui joint les deux positions successives du point 

 d'origine des rayons X tombe dans l'intérieur de cette courbe. L'examen stéréos- 

 copique se fait ainsi dans les meilleures conditions. Nous n'insistons pas plus 

 longuement sur les opérations d'obtention et d'examen des épreuves de radio- 

 graphies stéréoscopiquesqui ont été exposées dans nos publications antérieures. 

 On place ensuite le stéréomètre nouveau modèle sur les épreuves. On com- 

 mence d'abord par faire coïncider la ligne virtuelle avec le fil métallique en 

 contact avec la plaque ; puis, en rapprochant les deux fils, on fait monter la ligne 

 virtuelle dans l'intérieur de l'objet examiné jusqu'à ce qu'elle coïncide avec le 

 point cherché que peut être un point quelconque de l'objet. La connaissance 

 des écartements de fils correspondant à ces deux positions de la ligne virtuelle 

 donne la hauteur du point au-dessus de la plaque, c'est-à-dire la coordonnée 

 verticale de ce point, au moyen de la formule indiquée dans les publications 

 antérieures. 



On fait glisser ensuite le cadre porte-fils, le cadre extérieur restant fixe, 

 jusqu'à ce que le nœud vienne en coïncidence avec le point de repère. On lit 

 les déplacements sur les deux graduations des deux cadres extérieurs. Ces deux 

 déplacements correspondent à A et B. On a ainsi les distances du plan considéré 

 aux deux plans de repère. Au besoin, on répète la même opération, qui ne 

 demande que quelques instants, pour un autre point de la ligne ondulée formée 

 par le lil de plomb extérieur ou bien pour des points de repère intérieurs de 

 position connue. Comme chaque délermination est très rapidement faite, on 

 peut les multiplier et choisir les différents poinlsquele chirurgien peut préférer, 

 dans le cas surtout où le point considéré est un corps étranger. 



