206 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



Vérifications. — La méthode précédente a été appliquée à toutes les parties 

 du corps de l'homme adulte : 



1° Mollet avec balles et fractures ; 



2° Cuisse avec deux balles ; 



3° Articulation du genou ; 



4° Crâne sec et tête de cadavre avec balles en divers points, grains de plomb 

 dans l'œil et en dehors de l'œil dans l'orbite ; 



5° Thorax et épaule avec une balle à l'intérieur de la cage thoracique. 



La vérification de l'exactitude des mesures a été laite de deux manières 

 différentes: 



1° Air point de vue clinique. Dans la cage thoracique du cadavre d'une 

 iemme adulte, on a enfoncé une balle à une profondeur connue à partir d'un 

 lil de plomb collé sur le sternum, et, en outre, on a déterminé la distance de 

 celte balle aux deux points de la ligne de repère situés au même niveau. D'autre 

 part, ces distances ont été déterminées par la méthode précédemment exposée, 

 et la concordance a été des plus satisfaisantes. 



2° Au point de vue géométrique pur. Les vérifications précédentes étaient 

 surtout destinées à montrer que notre méthode pouvait être appliquée facile- 

 ment aux diverse? parties du corps. Celle-ci est plus particulièrement destinée 

 à vérifier sa précision. Pour cela, sur une planchette inclinée de 30 degrés 

 à peu près sur le plan des plaques sensibles, on a disposé le fil ondulé servant 

 de ligne de repère et à une certaine hauteur deux morceaux d'épingle croisés. 

 Au moyen du cathétomètre, on a déterminé la hauteur de ce croisement d'ai- 

 guilles au-dessus de la plaque et la position des deux points de la ligne de 

 repère situés au même niveau ; on a trouvé : 



Hauteur; 10 cn \8. 



Distances horizontales : 12 cm ,9 et 17^,3. 



Ces mêmes distances, déterminées au moyen de notre méthode, ont été : 



Hauteur: 1CK"\8. 



Distances horizontales: 13 centimètres et 17 cm ,4. 



Avantages. — La méthode de mesure que je viens de résumer est fort simple, 

 Les déterminations se font en peu de temps, de sorte qu'on peut les multiplier 

 pour chaque point, ce qui permet de connaître les distances qui séparent celui- 

 ci d'autres points, soit intérieurs, soit extérieurs. Ces points de repère inté- 

 rieurs ou extérieurs étant vus en place, il est facile de choisir ceux qui convien- 

 nent le mieux à une opération chirurgicale à effectuer. 11 est facile, en effet, 

 de faire passer la ligne des points de repère extérieurs par la région que le 

 chirurgien préfère pour son intervention. Cette manière d'opérer répond à la 

 critique que le D r Forquin adresse dans sa thèse à la radiographie stéréoscopique 

 et qui est reproduite dans l'excellent travail du D 1 ' Guilleminot sur la radiogra- 

 phie et la radioscopie cliniques de précision. 



11 est important de remarquer que notre méthode de mesure est, en réalité,. 

 une méthode géométrique, car le stéréoscope joue simplement le rôle d'un 

 intermédiaire permettant de faire coïncider les deux fils réels du stéréomèlre 

 avec les deux perspectives d'un point quelconque de l'espace et, par suite, de 

 mesurer leurs distances exactes par une lecture sur une règle graduée. 



Les nombreuses méthodes géométriques de mesure qui ont été décrites ont 

 surtout pour but la recherche des corps étrangers. Toutes les fois que le corps 

 recherché a une forme régulière et donne, par suite, deux perspectives iden- 



