304 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



Discussion. — M. Boruier demande quels sont les chiffres trouvés par 

 M. Bonniot, et rapproche le phénomène constant signalé par lui de l'action des 

 bains froids ou plutôt réfrigérants sur la température du corps, dont ils provo- 

 quent d'abord l'élévation, comme l'a montré M. Sigalas. 



M. BERGONIÉ. 



Du rhéostat en éleclrothérapie. Détermination de ses constantes. — A mesure que 

 le nombre des sources employées en électrothérapie augmente, la nécessité d'un 

 mode de graduation qui leur soit commun s'impose davantage. Le rhéostat, 

 placé en tension avec l'une ou l'autre de ces sources, est le mode le plus 

 rationnel. Chaque poste éleclrothérapique comprendra donc comme instru- 

 ment de graduation générale un rhéostat. La nécessité de multiplier ces postes 

 dans les cliniques hospitalièress'impose pour pouvoir consacrer au traitement de 

 chaque malade le temps nécessaire. Quelles seront les constantes de ce rhéostat 

 médical ? L'auteur pense qu'il ne doit pas avoir une résistance totale intérieure 

 à 100.000 ohms, il aura une résistance minima aussi petite que possible. 11 est 

 à désirer qu'il soit continu, mais sa résistance ne doit pas varier d'une ma- 

 nière uniforme. 11 faut qu'à une même manœuvre du rhéostat corresponde une 

 même variation de 1 intensité du courant, quelle que soit la valeur absolue de 

 celte intensité. L'auteur montre par une série de graphiques comment la loi de 

 cette variation de la résistance du rhéostat peut-être déterminée, lorsqu'on 

 suppose une résistance moyenne du corps et un voltage de la source maximum; 

 il montre aussi comment varient les constantes du rhéostat dans toutes les 

 conditions ordinaires des applications électrolhérapiques. 



M. MICHAUT. 



Description raisonnée d'une installation éleclrothérapique. — L'installation 

 décrite par l'auteur est faite dans des conditions assez particulières pour qu'on 

 la décrive en détail. La source première d'énergie est un moteur à courants 

 triphasés branché sur le circuit de ville et actionnant par courroies à la fois 

 une machine statique et une petite dynamo à courants continus. Cette dynamo 

 charge par groupes de 10 une batterie de 30 accumulateurs. Voilà la source des 

 courants galvaniques. Quant au tableau de distribution, il est l'ait d'après le 

 principe de celui que JVL Michaut a vu dans le service du professeur Bergonié, 

 à Bordeaux. Les instruments sont tous des instruments industriels très robustes, 

 et la simplicité des circuits permet d'en comprendre entièrement l'usage. 



M. LEUILLIEUX. 



Construction d'un voltamètre médical avec des instruments usuels de laboratoire 

 de chimie. — L'appareil construit par cet auteur se compose essentiellement de 

 deux fils d'amenée du courant isolés au celluloïd, L'échappement des gaz se 

 fait d'une façon fort ingénieuse au moyen d'une bille de verre qui vient fermer 

 la partie supérieure de la cloche dans laquelle les gaz se dégagent. On peut, 

 au moyen de cet appareil, déterminer facilement la quantité d'électricité qui 

 a traversé le circuit. 



La cloche gazométrique est constituée par une burette de Morin renversée 

 et terminée par un tube de caoutchouc obturé formant joint capillaire à niveau 

 automatiquement ûxe. 



