306 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



électrode attaquable, ces produits de l'électrolyse réagissent sur elle et forment 

 un oxychlorure. Le métal de cet oxychlorure s'échange de molécule à molécule 

 avec les composés organiques avec lesquels il est en contact et pénètre dans la 

 profondeur des tissus : c'est la conséquence du phénomène des transports des 

 ions. 



L'électrode attaquable est préférable à l'électrode inoxydable, car elle déter- 

 mine une véritable action en profondeur. La meilleure électrode soluble est, 

 théoriquement, celle dont la vitesse de pénétration de l'ion métal est la plus 

 considérable: en pratique c'est une électrode de cuivre ou d'argent. 



Discussion. — M. Leuillieux ayant observé que l'électrode de zinc était moins 

 bien tolérée à intensité égale, c'est-à-dire produisait plus de douleurs, a eu 

 l'idée de s'adresser au cadmium, et de construire avec ce métal des électrodes 

 qui ont été très bien tolérées. 



M. Bordier. — Les essais qu'il a faits d'électrodes solubles ne lui ont pas 

 réussi. Dans un cas particulier, entre autres, de métrite hémorragique dans 

 laquelle il avait employé une électrode intra-utérine en cuivre rouge, il est 

 survenu, après la séance, une violente hémorragie, chose qui ne lui était 

 jamais arrivée avec des électrodes ordinaires en aluminium ou en charbon. 



M. Michaut. — Que pense M. Albert- Weill de l'électrode en aluminium ? 



M. Morin. — Je me servirais volontiers de l'électrode en fer dont les sels me 

 paraissent avoir des propriétés hémostatiques utiles. 



M. Leduc. — La tolérance des malades et fort différente dans les divers cas, 

 cependant il a remarqué que le zinc faisait beaucoup plus souffrir que les 

 autres métaux lorsqu'on en constitue l'électrode ; ainsi on peut apprécier à un 

 tiers à peu près la différence de tolérance. Quant au transport des ions métal- 

 liques dont M. "Weill a parlé, il n'est pas douteux. Ayant un jour introduit de 

 l'iode par l'électrolyse, il eut l'idée de l'extraire du corps en recouvrant d'un 

 papier amidonné et d'une lame d'étain la partie précédemment électrolysée. Il y 

 eut alors formation, dans l'épaisseur du derme, d'une combinaison d'étain avec 

 l'iode (iodure d'étain). Ce corps chimique formé par l'électrolyse dans l'épais- 

 seur des tissus prouve bien la pénétration de l'ion métallique. D'ailleurs, cet 

 iodure d'étain a été très long à disparaître. 



M. Albert-Weil répond à M. Bordier que les accidents d'hémorragie intense 

 qu'il a observés ne lui semblent pas liés à la nature de l'électrode, mais plutôt 

 à celle de la malade ; il pense qu'il peut y [avoir des sensibilités différentes, 

 éveillées par les diverses électrodes. 



M. BORDIER. 



Résultats cliniques du traitement par félectrolyse circulaire des rétrécissements de 

 l'urètre. — On sait déjà, par le rapport lu l'an dernier à la Section d'Électricité 

 médicale du Congrès de Boulogne, quelles sont les idées de l'auteur sur l'effi- 

 cacité comparée du traitement du rétrécissement de l'urètre par les deux 



