274 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



qu'il n'a pas été possible de le doser. On a eu recours alors à l'action directe 

 de la pointe sur du papier ioduré, et l'on a pu mettre en évidence de cette 

 manière la production de l'ozone. Il ressort de cette expérience que la machine 

 statique est un très mauvais producteur d'ozone. 



2° La construction des ozoneurs genre Houzeau est fort variable. L'auteur 

 s'est servi du dernier modèle de Châtelain décrit ici mème(l) et formé d'un 

 espace annulaire entre deux espaces vides d'air qui servent de conducteurs ; 

 il a trouvé que, dans les meilleures conditions, la quantité d'ozone produite 

 par cet ozoneur est d'autant plus graude que la vitesse du courant d'air est 

 plus faible. Lorsqu'on se sert d'une .vitesse semblable à celle que rend néces- 

 saire l'entretien de la respiration chez l'homme, la quantité d'ozone obtenue au 

 moyen de cet appareil est beaucoup trop faible. 



3° Les appareils de haute fréquence sont de beaucoup les meilleurs produc- 

 teurs d'ozone, surtout lorsqu'on utilise l'appareil connu sous le nom de réso- 

 nateur de Oudin ; ce nom de résonateur n'est d'ailleurs guère légitime, d'après 

 l'orateur, si l'on s'en tient à la définition donnée du mot résonance, lorsqu'on 

 parle d'ondulations électriques. L'appareil dont s'est servi M. Bordier pour 

 produire l'ozone se compose d'une grande cloche recouvrant presque complète- 

 ment l'appareil de haute fréquence. C'est dans cette cloche qu'au moyen d'une 

 trompe on faisait circuler l'air qui devait être ozone. 



L'auteur a déterminé l'influence des diverses conditions sur la production 

 de l'ozone, telles que l'influence de la ventilation, l'influence de l'énergie élec- 

 trique consommée dans l'appareil, celle de l'interrupteur, celle de la décharge 

 obscure ou en aigrette. En résumé et en ne donnant que la conclusion de ces 

 recherches si complètes, nous dirons que la quantité d'ozone produite aug- 

 mente avec l'énergie électrique consommée, qu'elle augmente avec certains 

 interrupteurs, dont le meilleur serait celui de Wehnelt avec électrode active 

 très petite, enfin que l'ozone produite augmente encore lorsque la décharge 

 obscure se produit, et diminue lorsqu'il y a décharge en aigrettes lumi- 

 neuses. 



La conclusion générale de ce rapport est que, avec l'outillage du médecin 

 électricien destiné aux opérations radiographiques et à l'application des cou- 

 rants de haute fréquence, celui-ci se trouve également outillé pour produire, 

 dans les meilleures conditions, la plus grande quantité d'ozone pour les appli- 

 cations thérapeutiques. 



Discussion. — M. Marie demande pourquoi le papier amidonné serait plus 

 sensible que la solution dont a parlé M. Bordier. 



■ 



M. Leduc pense que, peut-être, lorsqu'on fait agir directement le souflïe sta- 

 tique sur le papier amidonné, il peut y avoir des phénomènes d'électrolyse. 

 Ce serait à eux et non à l'ozone formée que serait due la coloration. 



M. S. LEDUC, Prof, à l'Éc. de Méd. de Nantes. 



Emploi du métronome dans les applications médicales. — Le métronome peut 

 être employé comme interrupteur pour rythmer les interruptions. On peut 



irohiv. d'électr. méd., 1890. 



