BORDIER. — NOUVKAU RAD10CIIR0M0METRI2 



243 



2" Avec un Uibe vide se irinplissiiiil leulemenl en suite d'une t'élurc micros- 

 copique par étincelle (il y a 3 ans) ; 



3« Pendant la période lroul)le où un lul)e tris dur, pi'éalablement ciiauffé, va 

 revenir à l'état de tube moyen. 



M. ROQUES, ;i lioidoaux. 



Miroir radioinélrique. — l" 11 faut nous protéger conln; l'action des rayons X; 



2° Parmi tous les moyens de protection, je ne crois pas ([u'il y en ait de plus 

 simple et de plus efficace que le dispositif de M. le professeur Bergonié (malade 

 au sol, ampoule basse) ; 



3" La lecture des radiochromomètres utilisés jusqu'aujourd'hui expose l'œil 

 aux accidents radiologiques. 



L'appareil que j'ai imaginé me semble assurer notre protection tout en nous 

 permettant de continuer à recueillir les renseignements précieux fournis pai- la 

 radiochromométrie. 



Il se compose essentiellement d'un miroir plan, d'un écran au itlatino- 

 cyanure de baryum et d'un radiochromomètre. 



Le radiochromomètre et l'écran sont accolés l'un à l'autre et placés au-<lessus 

 du miroir, à une distance variable au gré de l'observateur. Ces différents 

 organes sont maintenus près du tube de Crookes, mais en dehors du conc d'ir- 

 radiation utile, et en dessous du plan de l'anticathode évidemment. 



Pendant le fonctionnement de l'ampoule radiogène, les ombres radichrorao- 

 métriques forment des images réfléchies par le miroir placé en dessous et per- 

 çues par l'œil de l'observateur. Celm-ci les voit d'autant mieux que l'obscurité de 

 la chambre où l'on opère est plus profonde. 



Le miroir et le radiochromomètre sont tenus par des ])ras agencés de telle 

 sorte que toutes les positions dans l'espace peuvent être données aux organes 

 qu'ils soutiennent et que ceux-ci peuvent être plus ou moins rapprochés de 

 l'ampoule. Les bras viennent s'adapter d'autre part à un support commun sur 

 lequel ils peuvent glisser verticalement Enfm, une iame métallique opaque 

 aux i-ayons X peut, au moment où les lectures radioinétriqucs no sont pa.s 

 utiles, venir couvrir l'écran au plat i no-cyanure pour défendre celui-ci contre un 

 virage rapide sous l'influence d'une exposition trop prolongée et trop fréquente 

 aux rayons X. 



Le radiochromomètre qui, jusqu'à présent, m'a paru le plus favorable aux 

 lectures à dislance est celui que M. le Professeur agi'égé Bordier présente au 

 Congrès sous le nom de radiomètre X. 



M. BORDIER, Agr. de la Fac. deMéd. de Lyon. 



Nouveau radiochromomètre. — M. Bohuier présente un nouvel instrument 

 radiochromométrique construit par M. Maury, de Lyon, et appelé chromo- 

 mètre X. 



Cet appareil permet des lectures beaucoup plus aisées, surtout à distance, 

 que celui primitif de M. Benoist ; il se compose d'une lame rectangulaire 

 d'argent de il millimètres d'épaisseur flanf[uée, de chaque côté, de parai lélipipèdes 

 d'aluminium d'épaisseurs croissantes depuis 1 millimètre jusqu'à 12 millimètres. 



