24 i- KLECTRICITÉ MÉDICALE 



Ces lames ont leur plus grande dimension perpendiculaire à la lame d'argent ; 

 elles sont disposées un peu comme dans une arête de poisson. 



A cause de la distance qui les sépare, l'oeil a une grande facilité à reconnaître 

 quelle est la lame qui forme une ombre sur l'écran au platino cyanure sur 

 lequel le tout est disposé, de môme intensité que la lame d'argent. 



Le chromomètre X est porté par une poignée protégée contre les rayons X 

 l>ar une lame de caoutchouc au plomb qui met la main à l'abri des radio - 

 dermites. 



Discussion. — M. le D'' Belot aurait voulu trouver un rapport entre la 

 valeur des diverses teintes du docteur Bordier, 1, 2, 3, 4 : que, par exemple la 

 teinte 2 soit le double de la teinte l. 



Il demande à quoi sert la teinte pour 22 H. alors que ce n'est que très 

 exceptionnellement qu'on atteint 14 H. Il aurait été préférable qu'il y ait eu 

 des intermédiaires entre la teinte et la teinte 1, c'est-à-dire entre 1 et 5 H. 



M. le D"" Bordier répond que ces teintes sont de simples numéros d'ordre 

 et qu'il a pris comme étalon les degrés de radiodermite. 



Dans certains cas d'épithéliomas ulcérés, il applique cette dose de 22 H ; il 

 préfère n'avoir pas à faire une seconde séance pour guérir complètement son 

 malade. 



M. le D'' Belot remarque que, si le dispositif de Sabouraud-Noiré, qui 

 mettait la pastille à mi-distance entre l'anticathode et la peau peut entraîner 

 une erreur résultant de la position même de cette pastille, par contre, l'appré- 

 ciation de la teinte est quatre fois plus facile que dans l'appareil de M. Bordier. 

 puisque, pour une même quantité, elle est quatre fois plus intense. 



M. le D'' NoGiER rend hommage à l'ingénieux appareil de M. Bordier. Mais 

 il demande s'il n'est pas bon de poser de nouveau devant la Section la ques- 

 tion de Yidiosijncrasie. Elle lui semble exister même pour des sujets sains et à 

 plus forte raison chez des sujets dont la santé générale est plus ou moins 

 altérée. 



Il a vu chez une diabétique une dose bien inférieure à 4 H (la moitié à peine) 

 donner sur la face un érythème très accentué, avec fièvre et insomnie. L'appli- 

 cation de 5 H eût causé peut-être une catastrophe. 



Il rappelle le cas cité par M. Doumer dans les Annales cVÉlectrohiologie, où 

 une dose de 1/12 S. N. donna un violent érythème. 



Il émet le vœu que de nouveaux chromoradiomètres soient proposés pour 

 doser les doses très faibles de rayons X, car il existe certainement une double 

 action physiologique de ces rayons : action caustique ou nécrosante et action 

 trophique. Cette dernière explique les succès obtenus avec de très faibles doses 

 où, sans action sur la peau, on a pu guérir des tuberculoses osseuses profondes, 

 même le mal de Pott (observations du professeur Vassilidès, d'Athènes). 



M. le D"" Chanoz demande si ce dispositif est vrai pour toutes les distances. 



M. le D'' Bordier répond qu'il s'est placé à une distance habituelle de 

 15 à 25 centimètres. 



M. le D"" biBERT remarque que ces divers procédés de mesure ne sont pas 

 comparables. Nous constatons seulement une moyenne, nous ne savons jjas de 

 quoi cette moyenne est faite. On n'a pas fait assez d'expériences sur la peau 

 saine pour connaître la moyenne de sa réaction. 



