BORDIER ET GALIMARD. — NOUVKLLK IMTK DE RAYONS X : l'UiNITÉ l 245 



M. le D'' Bergonié ti-ouve que ces radiochromomèties ne donnent ([n'uno 

 sécurité relative; le degré hygrométrique de l'air, le mode de préparation du 

 platinocyanure iniïuent sur les résultats. 



Le docteur Chanoz. — 1° Actuellement les indications des appareils dits de 

 mesure des rayons X ne sont pas précises. 11 ne faut pas parler de mesures qui 

 évoquent l'idée d'une précision irréelle. 



2° A propos de l'idiosyncrasie, ne peut-on pas penser qu'une indication des 

 chronomètres qui donne une moyenne des rayons X peut correspondre à une 

 somme de rayons iri-s différents et jouissant de propriétés physiologiques 

 distinctes ? 



M. J. BELOT, à Paris. 



Nouveau dispositif pour la mesure de la qualité du rayonnement. — Le nouveau 

 dispositif pour la mesure de la qualité des radiations utilisées permet une 

 lecture directe du degré radiochromométrique. 



Il se compose d'une bonnette dont le fond porte le système mensurafeur. 

 Celui-ci se compose d'échelons d'aluminium fixes et d'une lame d'argent (petite) 

 mobile. Elle est doublée d'un petit écran se déplaçant avec elle et montrant à 

 la fois une plage correspondant à l'argent et deux autres correspondant à deux 

 échelons d'aluminium. 



Quand une des teintes correspondant à l'aluminium est équivalente à celle 

 de l'argent, on n'a qu'à retourner l'appareil et un indice marque sur une 

 échelle graduée le degré de pénétration cherché. Tout le système peut se 

 démontrer instantanément pour la régénération de l'écran ou la radiographie. 



Discussion. — M. le D^ Trossat (de Ghâlon-sur-Saône). — Ces appareils se 

 placent difticilenient sur l'axe des rayons incidents. 



M. le D"" Belot (de Paris). — A la distance de 25 centimètres, Benoist a 

 montré (jue cela avait peu d'importance, à condition d'être dans le faisceau. 



M. le D"" Bergonié (de Bordeaux) réclame la plus grande sécurité possible, 

 et voudrait, dans cet appareil, des protecteurs pour les mains et pour les yeux. 



M, le D'" Imbert (de Montpellier) remarque qu'avec ces appareils il faut se 

 mettre en face de l'anticathode ; un appareil avec miroir à 45 degrés permet- 

 trait, pendant le traitement même, de suivre les variations du tube. 



M. le D"" Belot répond qu'avec ce miroir on perdrait de l'éclairement ; il est 

 préférable de régler son tube avant, de le maintenir dans les mêmes conditions au 

 moyen du spintermètre et du milliampèremètre, et de ne se servir de son appa- 

 reil que pour avoir facilement et immédiatement des renseignements utiles sur 

 la marche du tube. La lecture étant rapidement faite, les yeux reçoivent peu 

 du rayonnement; le docteur Belot fera ajouter un dispositif de protection poiu- 

 les mains. 



MM. BORDIER et GALIMARD. 



Une nouvelle unité de (fuantité de raijons X : l'unité I. — Jusqu'à présent, on 

 s'est servi, pour évaluer les quantités de rayons X, de l'unité H, qui est basée 

 sur la réaction de la peau. Or, la sensibilité cutanée varie d'un sujet à un 

 autre et, chez le même sujet, d'une région à une autre. j 



