A. GUYAU. OSCILLOGRAPHIE INTERFÉRENTIELLE. I I9 



L'énergie lumineuse surfacique concentrée sur les miroirs, définie pour 

 une source déterminée par le coefficient W, est limitée par la nécessité de 

 conserver au coefficient K une valeur voisine de l'unité. 



V. Le faible pouvoir réflecteur du verre et la forme sinusoïdale de 

 l'intensité lumineuse des franges n'auraient cependant pas permis avec 

 des surfaces interférentielles de cette nature d'aborder, d'une part, 

 l'enregistrement photographique de vibrations rapides et, d'autre part, 

 de déterminer la position d'un maximum lumineux avec assez de pré- 

 cision pour procéder à des mesures intéressantes. J'ai eu recours à l'argen- 

 ture de ces surfaces. Le miroir mobile F est argenté à fond, tandis que le 

 miroir fixe de référence E n'est recouvert que d'une semi-argenture 

 légère. Dans ces conditions, Hamy (*) a montré que les réflexions mul- 

 tiples de la lumière à l'intérieur de la lame mince produisent, en général, 

 une condensation de lumière autour des maxima, une condensation 

 d'ombre autour des minima, en même temps qu'une asymétrie dans la 

 distribution des intensités rapprochant un minimum lumineux du maxi- 

 mum précédent, en sorte que le brusque passage d'un maximum lumineux 

 à un minimum permet d'excellents pointés. 



Pour fixer leur précision, j'ai fait, au moyen d'un microscope à ocu- 

 laire micrométrique et à très faible grossissement, une série de pointés 

 sur un maximum lumineux. L'écart maximum sur la moyenne de 

 10 pointés ne dépassait pas 0,02 de la distance entre deux franges consé- 

 cutives et l'erreur relative moyenne n'atteignait pas 0,01. 



VI. Le calcul du système optique photographique qui projette l'image 

 des franges sur la fente du cylindre tournant n'offre pas de difficulté. 

 On devra simplement s'assurer qu'il n'y a pas de perte de lumière. La 

 figure 1 montre le détail du dispositif d'enregistrement : un moteur R 

 entraîne un volant P dont le moment d'inertie est 3,24- io 5 G. G. S. 

 et un arbre creux N. Ce dernier porte deux réglettes à 180 le long 

 desquelles peut coulisser une couronne rainurée solidaire de l'arbre L 

 du cylindre. Un tachymètre T indique la vitesse de rotation du moteur. 

 Le cylindre K. pèse 6 kg (arbre compris), son diamètre est i5 cm, sa lon- 

 gueur 20 cm et son moment d'inertie 1,77.1c 5 C.G.S. Il peut recevoir 

 une pellicule de 12 cm de largeur et de 49 cm de longueur. Il est placé 

 dans une boîte étanche à la lumière M munie d'un obturateur I et d'une 

 fente J dont la longueur est de 1 cm et dont la largeur est réglable. Sur 

 les parois latérales de cette boîte sont fixés les coussinets qui supportent 

 l'arbre conduit. Celui-ci, à son extrémité libre, est muni d'un pivot à 

 billes S, par le moyen duquel s'exerce l'effort de traction qui détermine 

 la translation du cylindre. L'autre extrémité s'engage dans l'arbre creux 

 muni du dispositif d'entraînement décrit plus haut. La liaison entre 



(*) Hamy, Journal de Physique, 1906. 



