A. GUYAU. OSCILLOGRAPHIE INTERFERENTIELLE. 121 



pas seulement fonction du temps de pose, mais aussi de la vitesse de la 

 frange lumineuse. 



Si l'on tient à avoir une grande netteté de tous les points de la courbe 

 représentative de la vibration étudiée, il faut naturellement que ce temps 

 de pose soit une très petite fraction de la période de cette vibration. 

 Le calcul est facile à faire en se donnant l'amplitude du mouvement, 

 mais, si l'on désire simplement connaître cette amplitude, définie par les 

 positions des points d'élongation maxima, le problème se simplifie. 

 Sans doute la précision des mesures est une fonction complexe de la 

 période, de ['amplitude, du temps de pose proprement dit et de l'impor- 

 tance photochimique de la trace lumineuse en ces points de vitesse nulle; 



mais, en fait, il suffira pour atteindre avec des amplitudes de l'ordre de - 



2 



une précision voisine de celle avec laquelle on peut repérer les franges au 

 repos que la vitesse de rotation du cylindre soit suffisante pour assurer 

 une bonne séparation de deux maxima ou minima consécutifs, que l'image 

 photographique obtenue ne soit pas trop fugitive et que le temps de pose 

 descende au-dessous de { à ^ de la période. J'ai obtenu de très bons 

 oscillogrammes à la fréquence 5i2 avec des amplitudes u =0,071 [J- et 

 u = 0,164 H- et des temps de pose respectivement égaux à 9 = 0,00037 s 

 et 9 = o,ooo32 s. 



Avec des temps de pose de 0,0001 s à 0,0002 s on pourrait aborder 

 l'étude des oscillations dont la fréquence atteindrait 1000. 



VIII. Les coefficients W et K permettent de préciser les conditions 

 expérimentales et d'entreprendre, le cas échéant, un projet d'appareil 

 différent de l'appareil type étudié, tant par les dimensions d'encombre- 

 ment que par les conditions particulières d'emploi. 



Les temps de pose que j'ai utilisés avec des émulsions Lumière 1 ont 

 varié de o s ,ooi à o s ,ooo2 dans les conditions suivantes 



a =m 



d'où 



Dans un projet d'appareil le diamètre D des objectifs D et G servira 



