PHYSIQUE. 



M. A. GUYAU, 



Ingénieur, Docteur es Sciences, Paris. 



OSCILLOGRAPHIE INTERFÉRENTIELLE. 

 LE TÉLÉPHONE INSTRUMENT DE MESURE. 



53-5. 4i i : 534. 12 

 24 Mars. 



I. L'emploi du microscope pour l'observation et l'enregistrement 

 photographique des petits mouvements est aujourd'hui entré dans la 

 pratique du laboratoire et va peut-être entrer bientôt dans celle de 

 l'industrie. Néanmoins, il ne semble pas qu'on puisse dépasser pratique- 

 ment une amplification de 5oo. 



Pour aller plus loin, j'ai été amené à étudier et à faire construire (*) 

 un appareil que j'ai appelé oscillographe interférentiel (fig. 1 et 5). Il 

 permet d'enregistrer, par des phénomènes d'interférences, des oscilla- 

 tions de quelques cent millièmes de millimètre à une échelle qui atteint 

 facilement i5 000 sur la bande pelliculaire et 100 000 sur le diagramme 

 final. 



En voici une description sommaire : 



Sur la surface vibrante, quelle qu'elle soit d'ailleurs, est collé un petit 

 miroir plan F (fig. 5). En face de celui-ci on peut amener un deuxième mi- 

 roir plan E, rigidement lié au bâti de l'appareil de manière à former entre 

 les deux miroirs une lame d'air mince (yô de millimètre par exemple). 

 Un faisceau lumineux fourni par une lampe à mercure en quartz S et 

 concentré sur la lame mince au moyen de deux lentilles B et D et d'un 

 prisme C, dessine sur celle-ci des franges d'interférence rectilignes ver- 

 ticales qui sont projetées au moyen de deux autres lentilles G, H, sur une 

 fente étroite J horizontale, derrière laquelle se trouve un cylindre enre- 

 gistreur animé d'un mouvement hélicoïdal (fig. 1). L'image ponctuelle 

 des franges grave sur la pellicule, en coordonnées obliques, l'oscillo- 

 gramme du mouvement étudié (fig. 1 et 3). L'écartement de deux franges 

 consécutives fixe l'échelle à laquelle on doit lire le diagramme. 



(*) A. Jobin, constructeur. 



