127 



A. GUYAU. OSCILLOGRAPHIE INTERFÉRENTIELLE. 



ment en microns peut être évalué à 



i 



— = 900 pour 4 '•>■ ~. 



Comme, en général, on peut apprécier le dixième de frange, cet instru 

 ment permet de déceler une vingtaine de micro-ampères 

 efficaces. Avec un téléphone à haute résistance pour 

 télégraphie sans fil (4ooo w) on obtient naturellement 

 une sensibilité bien meilleure (4 fois environ), et l'on 

 peut l'améliorer encore (dans le rapport de 1 à i,5 en- 

 viron) en substituant au miroir de 0,12 g un miroir de 

 0,01 g. 



Il y a lieu, toutefois, dans l'emploi du téléphone 

 comme enregistreur de courant, de se mettre en garde 

 contre deux causes d'erreur. Toute discontinuité dans 

 la courbe du courant téléphonique produit sur la mem- 

 brane une véritable percussion qui amorce, d'une part, 

 des oscillations propres et, d'autre part, lui imprime 

 une déformation permanente qui déplace sa position 

 moyenne. 



L'oscillogramme suivant (fig. 12), qui a été pris au 

 moment de la mise sous tension du téléphone, est carac- 

 téristique à ce sujet. En même temps qu'on semble bien 

 pouvoir conclure du mouvement de la membrane à une 

 surintensité au moment de la fermeture des circuits, 

 on aperçoit trois oscillations propres, bien nettes et au 

 bout de jfô ou ^ de seconde, il est visible que la position moyenne 



Fi! 



1 1. 



'/ioo 2/100 V100 V100 Vioq 



Fig. 12. — Mouvement de la membrane téléphonique (téléphone de I27") 

 au moment de l'établissement du courant (/ = 4 2 ~)- 



de la membrane s'est écartée de o,25p. environ de la position d'équi- 



