2o6 PHYSIQUE. 



manière à accroître dans la proportion de i à 10 les déplacements 

 du cadre. La partie inférieure de ce levier porte une boucle de fil d'argent 

 de jfc de millimètre de diamètre qui vient, au moment du déplace- 

 ment, toucher une boucle identique portée par une vis de réglage. Grâce 

 au diamètre extrêmement réduit de ces fils d'argent, le contact est assez 

 sur pour permettre le passage d'un courant de l'ordre de 10 à 20 micro- 

 ampères, courant qui suffît à l'entretien d'un relai du type Siemens 

 ou Claude. En effet, des boucles de fil d'argent de j^ de millimètre de 

 diamètre sont suffisamment souples pour être amenées au contact sûr 

 par l'énergie extrêmement faible des impulsions données par le cadre 

 au levier d'aluminium. 



On peut encore mieux obtenir le fonctionnement du relai en utilisant 

 le faux contact du cadre. Le courant local est fermé d'une façon cons- 

 tante. La réception des ondes, en déplaçant le cadre mobile, accroît très 

 nettement la résistance du contact. Le courant local cesse alors de passer. 

 On obtient sur la bande Morse l'inscription des télégrammes par les 

 manques d'impression du levier qui au repos trace sur la bande un trait 



continu. 



Un appareil Morse peut donc fonctionner sous l'influence des ondes 

 hertziennes à longue portée, au moyen de deux relais de sensibilité diffé- 

 rentes disposés en cascade. Un relai du type que je viens de décrire action- 

 nant un relai Siemens ou Claude qui, à son tour, actionne le Morse. 



Relai à corde. — Le galvanomètre à corde m'a permis de réaliser un 

 dispositif de relais de construction plus aisée et au moins aussi sensible, 

 sinon plus sensible. Pour atteindre des sensibilités de l'ordre de io~ 12 

 ampères l'entrefer à réaliser ne doit pas dépasser o,5 mm (32ooogauss). 

 On peut toutefois faire pénétrer dans cet entrefer une très mince petite 

 pince faite de deux fils d'argent de 1 à -, 2 o de millimètre de diamètre et 

 réunis à leurs extrémités par un pont métallique constitué par un fil 

 identique à celui qui forme la corde du galvanomètre. 



Cette petite pince amenée par une vis micrométrique de réglage dans 

 l'entrefer, sur le pourtour du champ, au voisinage de la corde du galva- 

 nomètre, permet d'obtenir un contact au moment du déplacement de 



la corde. 



A la vérité avec des cordes de 2 /u. de diamètre le contact est un peu 

 précaire, mais en utilisant des cordes de 5 p et 1 o ^ de diamètre qui réalisent 

 encore avec le champ de 32 000 gauss des sensibilités de io~ 8 et 10- 9 am- 

 père on obtient un relai très sensible et de contact sûr pour fermer des 

 courants de l'ordre de 10 à 20 microampères. 



Comme le précédent, ce relai permet la réception au Morse, par la mé- 

 thode des relais de sensibilités décroissantes disposés en cascade. 



Je poursuis, à l'heure actuelle, au moyen de ces relais la construction 

 de dispositifs pratiques qui permettent de remettre automatiquement 

 à l'heure une pendule donnée au moyen des signaux horaires de la Tour 



