CHIMIE. 



M. le D l Et. BARRAL, 



Agrégé à la Faculté de Médecine, Lyon. 



LES TUBES EN ÉTAIN, 

 CAUSE D'ERREURS DANS LE DOSAGE DE L'AMMONIAQUE. 



545.2 : 546. 17-2 

 26 Mars. 



Pour le dosage de l'ammoniaque, j'ai montré ( x ) que, si l'on emploie 

 des tubes d'étain neufs, comme réfrigérants des appareils Schlœsing 

 modifiés, les résultats sont souvent faussés par absorption d'un peu 

 d'ammoniaque. 



Depuis, j'ai constaté que les réfrigérants en étain, qui ne retenaient 

 plus de l'ammoniaque et qui ne laissaient pas l'ammoniaque fixée se 

 libérer, pouvaient fonctionner dans de bonnes conditions lorsqu'ils 

 servaient fréquemment. 



Mais, si ces appareils sont laissés en repos pendant quelques mois, ils 

 donnent de nouveau des erreurs qui peuvent atteindre jusqu'à 20 % 

 pour un simple dosage d'azote total de l'urine. Si l'on fait ensuite bouillir 

 de l'eau distillée, celle-ci entraîne de l'ammoniaque par distillation. 



C'est surtout dans le dosage de l'azote ammoniacal et albuminoïde 

 des eaux que les erreurs sont colossales. 



Il faut donc rejeter, d'une façon absolue, l'emploi des tubes en étain 

 comme réfrigérants des appareils Schlœsing modifiés. 



(') Bull. Soc. chim., 1910, p. 8. 



