70 . ÉLECTRICITÉ MÉDICALE. 



Enfin, les repères deviennent indispensables quand il s'agit de recons- 

 tituer des parties du corps de forme régulière ou peu différenciées. C'est 

 le cas, par exemple, de la partie supérieure du crâne. Cette région vient 

 mal en stéréoscopie, ce qui est dû à ce que la voûte crânienne étant de 

 courbure et d'épaisseur à peu près régulière et de forme fuyante, les 

 yeux éprouvent de la dilliculté à trouver dans les deux perspectives qui 

 leur sont présentées les points correspondants dont la superposition doit 

 assurer le relief. Ce relief peut être facilement faussé, quelles que soient 

 les précautions que l'on ait prises pour l'obtention des deux clichés. 

 Cette difficulté ne se présentera plus si l'on radiographie le crâne tout 

 entier. Nous trouvons, en effet, dans la partie inférieure de la tête, des 

 repères osseux de dimension, de forme et de profondeur variées (selle 

 turcique, arcade zygomatique, maxillaires et dents qui y sont implan- 

 tées, etc.). Ces éléments suffisent pour assurer le relief. 



On pourrait citer aussi le cas des radiographies du thorax et de l'abdo- 

 men qui donnent lieu à des projections moins nettes que pour toutes 

 les autres parties du corps et dont la reconstitution dans l'espace est 

 souvent très difficile et même impossible. Dans les cas de ce genre, des 

 repères appropriés disséminés sur toute la périphérie de l'objet permettent 

 de réaliser une reconstitution régulière et exacte et, par suite, d'étendre 

 à ces régions l'emploi constant de la stéréoscopie. 



En résumé, ces repères aident à la reconstitution stéréoscopique 

 parce qu'ils représentent des parties limitées et de forme très précise de 

 l'espace. Ils ne sont pas nécessaires toutes les fois que la reconstitution 

 stéréoscopique est facile et exacte et leur importance s'accroît à mesure 

 que ces deux conditions sont moins réalisées et que les illusions d'optique 

 peuvent se produire. 



Choix de la matière première. — Il est de toute évidence qu'un repère 

 doit être opaque aux rayons X. Nous nous sommes donc adressés aux 

 métaux qui nous présentaient une échelle très étendue d'opacité crois- 

 sante. La série suivante de métaux faciles à se procurer en fils de diverses 

 grosseurs nous a toujours suffi pour tous les besoins de la pratique 

 radiographique. 



Équivalent 

 Densité. de transparence. 



Aluminium ■> , (io '0,6 



Zinc 7,rj >,i 



Cuivre recuit ■^îD- 'i-,^ 



Plomb 11,32 o,8 



Platine ix ^'>o 0,9 



Les repères employés dans chaque cas particulier doivent avoir une 

 transparence différente de celle qui correspond à la transparence totale 

 de l'objet et des parties qui le constituent, mais sans que la différence 

 soit trop grande. En effet, si la transparence du repère est sensiblement 

 la même que celle de la région à radiographier, ce repère ne remplit plus 



