EMILE BELLOC. 



SONDEURS PORTATIFS « E. BELLOC ». 



167 



Le rôle de ces cylindres est capital. Placés en encorbellement au 

 sommet des flasques, entre la poulie du compteur et la bigue, dont ils 

 surplombent verticalement l'axe de rotation 0, leur fonction consiste 

 principalement à servir 



J/pulir^ollc 

 Jhuhc mctrujui! 



Vus sa/ixjuv 



de renvoi au fil de sonde 

 et à atténuer l'effet des 

 changements de direc- 

 tion occasionnés par les 

 vagues ou l'inclinaison 

 exagérée du naA^re. 



Finalement le lil 

 d'acier, dans sa posi- 

 tion normale, vient se 

 couder presque à angle 

 droit sur le galet P'^ 

 placé à l'extrémité do 

 la flèche N. De là, en- 

 traîné par le poids de 

 sonde, lorsque le frein 

 n'est pas au repos, il 

 continue à se dérouler 

 et à glisser verticale- 

 ment dans l'eau. 



Afin d'adoucir encore 

 les frottements, déjà 

 presque annihilés par 

 le , diamètre extrême- 

 ment réduit du fil, les 



poulies de transmission P' sont en bronze. L'extrémité d'appui de leur axe 

 en acier repose sur des coussinets également de bronze. La résistance de 

 ces axes a été calculée pour ne jamais supporter un effort supérieur 

 à 2'^" par millimètre carré. 



Coussinets et pièces changeables. — Réduit au minimum de poids 

 et de volume, cet appareil se prête à la plupart des expériences d'océano- 

 graphie auxquelles l'étude des phénomènes naturels peut donner lieu, 

 bien qu'il ait été plus spécialement construit pour mesurer la profondeur 

 des eaux. On l'utilise encore pour dresser des cartes bathymétriques 

 (/?g. 3), tracer des profils sous-marins ou sous-lacustres {fig. 4 et 5), 

 relever les sinuosités d'un chenal à l'embouchure des fleuves, reconnaître 

 une passe ou un mouillage à fond changeant, etc. 



Mais, lorsqu'à la place d'un poids de sonde, dont la valeur vénale est 

 insignifiante, on veut attacher au bout de la ligne un thermomètre à 

 renversement ou bien des instruments précieux, tels que ceux imaginés 

 par l'éminent directeur du Musée océanographique de Monaco, M. le 

 D^" Jules Richard, il pourrait être imprudent de les exposer aux 



Fig. ibis. ^^wç. de facecluinéme appareil (type 11° "2.). 



