170 NAVIGATION. — ■ GENIE CIVIL ET MILITAIRE. 



forme allongée, dont la pointe très aiguë regarde le fond. Pour les fonds 

 vaseux j'utilise de préférence la première sonde décrite ci-dessus, com- 

 posée d'une sphère et d'un disque mobiles le long d'une tige métallique 

 et terminée à son extrémité inférieure par un cône droit à base circulaire 

 tournée vers le haut. Ce cône, soudé à la tige, est creux de manière à 

 pouvoir rapporter des spécimens du fond. 



Telles sont les modifications successives que l'observation et la pratique 

 m'ont amené à faire subir à cet appareil de sondage portatif à til d'acier. 

 .J'ajouterai, pour conclure, qu'étant construit à Paris, dans les ateliers 

 de M. l'ingénieur-constructeur Jules Le Blanc, la précision et la solidité 

 de cette petite machine ne laisse rien à désirer. 



PETIT SONDEUR E. BELLOC (Type n" 1). 



M'inspirant de l'idée première qui m'avait poussé à créer un petit 

 sondeur, facilement transportable jusque sur les bords des lacs de mon- 

 tagnes les moins accessibles et les plus élevés {fi g. i, 3, \ et 5) pour 

 servir aux études limnologiques que je poursuis dans les lacs français et 

 espagnols, depuis un grand nombre d'années, je fis construire (^) un 

 nouveau sondeur {fig. 6) de proportions extrêmement réduites (-). 



11 y a peu de temps encore, M. le D^' L.-R. v. Sawicki, ayant organisé 

 à Vienne (Autriche) une expédition scientifique sous l'égide de l'Académie 

 des Sciences de Cracovie, pour explorer les monts de la Tatra (Karpates), 

 se servit exclusivement de ce petit sondeur, tout spécialement modifié 

 à cet elïet par mes soins. 



En conservant les dispositions générales et les organes principaux du 

 grand sondeur n" 1^, voici en quoi consistent les modifications opérées. Cet 

 appareil étant plus particulièrement destiné à sonder les lacs de l'est de 

 l'Europe, dont la profondeur ne dépasse pas i5o"\ et n'ayant à supporter 

 qu'un cfTort restreint, les dimensions et le poids du bâti et des différentes 

 pièces métalliques ont été extraordinairement réduites. De plus les 

 poulies de renvoi, dont une a été retranchée, ont été différemment distri- 

 buées. En second lieu, de manière à faciliter la manœuvre de la mani- 

 velle, ainsi que la lecture du compteur, celui-ci a été placé à gauche de 

 l'appareil et incliné d'arrière en avant au lieu d'être placé verticalement. 

 Étant donnée la minceur du fil de sonde employé (/, de millimètre), 

 l'étrier mobile en cuivre rouge a été également supprimé et remplacé par 

 un petit étrier de guidage du fil attaché à l'arbre de la bigue {fig. 6). 

 Ce nouvel organe, comprenant des galets à joues, est pourvu d'un 

 ressort de traction, sullisant pour maîtriser une machine ne devant 



(') Comptes rendus de F Académie des Sciences, mai 1891 cl juillet iSt)(). 

 (2) Ce type de sondeur fut utilisé par M. l'ingénieur A. Delcbeccpie pour ses belles 

 recherches dans les lacs du Jura, du Plateau central et de la région pyrénéenne. 



