EMILE BELLOC. 



SONDEURS PORTATIFS « E. BELLOC ». 



171 



opérer qu'à de très faibles profondeurs. La flèche démontable et son galet 

 de roulement ont été conservées. 



Ainsi réduit au strict nécessaire, ce petit appareil pèse à peine 4''^' 



Poids de 

 sonde 



Kig. 6. — Pelil a sondeur 1'^. Hclloc ■) ( lype n" 1 ) (poids '\^''^). 



Avec les divers accessoires et la boite lui servant de support pendant la 

 manœuvre, et de caisse d'emballage durant le transport, son poids 

 total ne dépasse pas 5'^:-, 8oo, y compris la sonde qui entre dans ce 

 poids pour o-, 55o et l'emballage pour i'^-, 280. 



Démonté et enfermé dans son étui, il mesure o"',255 de longueur, 

 o'",i85 de largeur et o'",235 de hauteur. Le diamètre du fil d'acier est 

 de j^ de millimètre et sa résistance de 180''^ par millimètre carré. Le 

 tambour peut enrouler 35o"' de fil. 



GROS < SONDEUR É. BELLOC (TYPE N 3). 



Un autre appareil, beaucoup plus lourd et plus robuste {fig. 7 et 7 bis)^ 

 mû également à la main ou pouvant être actionné par un moteur 

 mécanique, vient d'être construit récemment à l'usine d'e M. Jules 



