1^6 PHYSIQUE. 



Les fils de connexions, antenne, terre, pôles de la pile, sont rendus, 

 suffisamment souples pour ne pas gêner cette suspension. 



Dans ces conditions, toute décharge électrique atmosphérique cohère 

 le dispositif et s'inscrit sur le tambour enregistreur qu'on peut, à volonté 

 et suivant la fréquence des décharges, constituer par un cylindre faisant 

 une révolution complète en 8 jours, en 24 heures ou en i heure. 



Le type d'appareil que la maison Richard construit comprend des 

 tambours inscripteurs interchangeables qui permettent de dissocier 

 facilement les décharges d'une journée orageuse, ou encore de séparer 

 les unes des autres les fréquentes décharges d'un orage passager (tambour 

 de une heure) tout en ne nécessitant pas, en temps ordinaire, le rempla- 

 cement de la feuille d'inscription toutes les heures ou tous les jours 

 (tambour hebdomadaire). 



Utilisation cViin milliampèremètre enregistreur. Annonce des décharges 

 atmosphériques. — • En intercalant dans le circuit du cohéreur un milli- 

 ampèremètre enregistreur (le type o-ioo milUampères de 2,4 ohms de 

 résistance construit par la maison Richard convient parfaitement), on 

 peut suivre, par l'inscription du courant de cohération au milliampère- 

 mètre, la cohération de 6 contacts d'aiguille. On prévoit alors, rien qu'à 

 l'allure de la courbe d'inscription du milliampèremètre, la cohération et 

 l'on peut annoncer une décharge une heure ou plus à l'avance. 



L'examen des courbes que nous joignons au Mémoire et où nous 

 avons réuni les deux feuilles d'inscription du milliampèremètre et du 

 baromètre à cohéreur montre très nettement ce phénomène. 



Sur les feuilles d'inscription I (journée orageuse du i5 juillet 1910), 

 on voit que la manifestation des deux décharges successives qui ont pro-, 

 duit par deux fois la cohération du cohéreur a commencé i5 minutes 

 avant que la cohération ait eu lieu. 



Lej feuilles d'inscription II et III présentent également une prévision 

 de I heure 4o minutes et de 24 minutes. 



Par contre, les feuilles du milliampèremètre relatives à des journées 

 non orageuses, montrent une inscription de l'aiguille de cet appareil 

 constamment au zéro. A la seule vue de l'aiguille du milliampèremètre 

 et au fait que cette aiguille ne demeure pas au zéro, on peut donc être 

 averti qu'il y a des nuages orageux proches, qu'un orage est voisin ou 

 imminent. 



Une photographie communiquée à la Section représente le milliampè- 

 remètre (dont le couvercle est relevé pour montrer l'appareil) mis avec 

 le cohéreur dans le circuit d'une pile Leclanché. Le cohéreur à aiguilles 

 est, à l'intérieur du baromètre enregistreur, suspendu par le bracelet de 

 caoutchouc. On voit dans la figure deux éléments Leclanché : il est 

 parfois nécessaire d'accroître ainsi le nombre d'éléments de la pile, 

 lorsque, par l'usage, l'élément a perdu de sa force électromotriee. Il 

 faut en effet que le voltage aux bornes du cohéreur décohéré atteigne 

 1,5 à 1,6 volt. 



