ALBERT TURPAIN. RÉCEPTEURS D ONDES ÉLECTRIQUES. I77 



Afin de réunir cohéreur à aiguilles et milliampèremètre et d'avoir sur 

 la même feuille d'inscription le relevé du courant de cohération et les 

 indications de la cohération, M. J. Richard a bien voulu, sur notre de- 

 mande, associer le cohéreur à aiguilles à un milliampèremètre. 



Ce dispositif nécessite alors la suspension par quatre forts bracelets de 

 caoutchouc, du milhampèremètre enregistreur (appareil étant d'un poids 

 élevé), mais cela réduit très notablement l'encombrement du dispositif. 

 De plus, les aiguilles inscriptives du courant et de la cohération se trouvent 

 côte à côte. 



Ce sont deux appareils de ce type dont nous allons munir, dès cet été, 

 notre poste d'observation de la Faculté des Sciences de Poitiers et un 

 second poste d'observation qui va être étabU à La Rochelle. Nous espé- 

 rons obtenir, par les relevés simultanés, au moyen d'appareils inscripteurs 

 identiques à ces deux stations, d'utiles et intéressantes comparaisons. 



Une photographie communiquée au Congrès montre la disposition de 

 l'antenne fixée-au sommet du mât dominant les bâtiments de l'Université 

 de Poitiers. 



Observations avec le bolomètre. — Le dispositif bolométrique dont nous 

 avons donné la description et indiqué l'économie dans notre communi- 

 cation au Congrès de Lille (1909) a été employé toujours avec succès 

 cette année pour étudier l'énergie des décharges électriques d'origine 

 atmosphérique. 



Les photographies communiquées au Congrès montrent ce dispositif. 

 L'une d'elles représente un bolomètre que nous avons construit nous- 

 même, inséré dans un vase de Dewarr. L'inscription des déviations du 

 spot lumineux du miroir du galvanomètre se fait à l'aide d'un tambour 

 enregistreur muni d'une feuille de papier au bromure et se déroulant 

 à l'intérieur d'un cylindre de cuivre dont une génératrice est fendue à 

 la hauteur du spot lumineux (enregistreur photographique Richard). 

 Sur la figure on voit la suspension d'antenne par deux tiges d'ébonite 

 à l'entrée du poste d'observation. On a soin, quand on fait fonctionner 

 le dispositif, de le placer tout entier dans l'obscurité. 



Une photographie communiquée au Congrès montre un poste bolomé- 

 trique tel que le construit M. Richard. Ce poste est destiné à la station 

 d'observation de La Rochelle où nous espérons pouvoir faire des mesures 

 d'énergie de décharges atmosphériques. 



Le seul inconvénient que présente le dispositif bolométrique est d'être 

 un peu délicat à régler et de nécessiter un opérateur au courant des expé- 

 riences de laboratoire. Aussi convient-il plutôt aux observatoires qu'aux 

 simples stations météorologiques. 



Observations avec le détecteur électroly tique. — C'est justement dans le 

 but de réaliser un dispositif qui, tout en conservant la sensibilité et la 

 constance du bolomètre, puisse cependant être confié à des mains peu 

 expérimentées que nous avons étudié l'inscription des décharges orageuses 

 au moyen du détecteur électrolytique. 



*12 



