[86 PHYSIQUE. 



M. L'Abbé Z. CARRIÈRE, 



Docteur es Sciences, Professeur à l'Institut catholique (Toulouse). 



PRINCIPE NOUVEAU DUN SISMOGRAPHE VERTICAL. 



.55i .33 : .")3'|.8i 

 '2 Août. 



Une perturbation sismique, en un lieu, est connue, quand on peut 

 déterminer, en ce lieu, ses deux composantes horizontale et verticale 

 Les sismographes horizontaux sont, à ce jour, nombreux et très per- 

 fectionnés. Les sismographes verticaux sont de types moins variés et, 

 en général, laissent davantage à désirer. 



On sait que la partie oscillante d'un sismographe doit avoir une durée 

 d'oscillation propre aussi grande que possible, une dizaine de secondes 

 au moins. Pour les sismographes à déplacement horizontal qui sont de 

 véritables pendules, il est relativement facile de remphr cette condition. 

 Les masses provoquent dans les tiges de suspension des tensions qui n'in- 

 terviennent dans le couple de rappel que par une fraction minime. 



S'il s'agit de la composante verticale d'une perturbation sismique, 

 la masse du sismographe enregistreur doit avoir un déplacement possible 

 suivant la verticale, de part et d'autre d'une position d'équilibre déter- 

 minée. Cette position d'équilibre stable en un point de la verticale impose 

 la nécessité d'une force directement opposée à la pesanteur et, en moyenne 

 égale au poids de l'oscillateur. Cette force, si elle varie proportionnelle- 

 ment à l'écart à partir de la position d'équilibre, constituera, à propre- 

 ment parler, la force de rappel cause du mouvement oscillatoire. Pour 

 augmenter la période de ce mouvement, il faut, d'une part, augmenter 

 la masse autant que possible, d'autre part, diminuer le plus possible 

 le taux de variation de la force de rappel par unité de déplacement 

 vertical. 



Jusqu'à ce jour, pour remplir ces conditions, on s'est adressé à des 

 ressorts métaUiques portant des poids plus ou moins considérables. 

 Les ressorts métalliques quelle que soit leur forme, ressorts de voiture, 

 ressorts à boudin, etc., sont, en général, ce qu'on appelle des ressorts 

 puissants. Ils doivent l'être d'autant plus que les masses à supporter sont 

 elles-mêmes plus grandes. L'allongement ou, en général, la déformation 

 d'un ressort doit rester au-dessous d'une limite relativement peu élevée. 

 Pour ces raisons, il est assez difficile d'augmenter, comme il serait dési- 

 rable, la durée d'oscillation d'un sismographe vertical, à ressorts métal- 

 liques. 



