PAUL JEGOU. 



RECEPTEUR DE SIGNAUX HORAIRES HERTZIENS. 



ï9: 



Cette bobine a pour résultat, comme l'expérience le prouve, de com- 

 penser la diminution de sensibilité due à ce que la tension appliquée 

 sur le détecteur électrolytique est quelque peu inférieure à le tension 

 critique du détecteur. 



Ardenne 



Schéma du récepteiu- pour signaux horaires hertziens. 

 P, pile de deux éléments Leclanché ou deux éléments secs Delafon; R, réso- 

 nateur de s^'ntonie; E, détecteur électrolytique à électrode inactive I en 

 plomb; B, bobine transformatrice dont/ est l'enroulement fil fin et F l'en- 

 roulement fil gios; T. récepteurs téiéphoniaues, modèle courant de i5o". 



D'ailleurs pour diverses raisons qu'on va exposer, la sensibilité peut 

 être supérieure à celle obtenue avec le récepteur ordinaire et sans avoir 

 recours aux récepteurs téléphoniques spécialement sensibles qu'on 

 utilise en général. Ce résultat est dû : 



lO A la suppression du potentiomètre qui est une cause de diffusion 

 des ondes; les oscillations drainées par l'antenne ne passent pas entiè- 

 rement par le détecteur, une certaine partie de celles-ci est dérivée 

 par le potentiomètre; 



2» A ce que les récepteurs téléphoniques n'étant plus dans le circuit 

 de l'électrolytique, mais dans un circuit induit, les membranes ne sont 

 attirées que quand les oscillations viennent frapper le détecteur. 



