20O 



PHYSIQUE. 



légraphie), le galvanomètre dévie nettement et ces déviations sont, en 

 grandeur, corrélatives de l'énergie captée par l'antenne. 



Il nous a semblé qu'un tel dispositif possédait toutes les qualités 

 requises pour réaliser un excellent enregistreur d'orages simple, robuste 

 et régulier, en l'associant à un enregistreur photographique analogue à 

 celui utilisé avec le dispositif bolométrique. 



Enregislreur d'oiages avec dctecleur élecirulylique. 

 A, accumulateurs. P, polentioméire. E, délecleur élcctrolylique. F, parafoudie. 

 C, commutateur pour mettre rantennc à la terre. G, galvanomètre. S, source 

 lumineuse linéaire. H, enregislreur pliolograpliique. T, téléphones. 



Pratiquement, voici comment le dispositif (schéma) a été réalisé dans 

 les essais que nous avons entrepris : Dans une cabine on avait placé 

 l'appareil sensible, c'est-à-dire l'accumulateur, le potentiomètre et le 

 détecteur électroly tique, aux bornes duquel on branchait l'antenne et 

 la terre. 



L'action des oscillations sur le détecteur était reportée par une ligne 

 bifilaire sur un galvanomètre placé dans une salle obscure voisine de la 

 cabine. Une fente lumineuse était dirigée vers le miroir du galvanomètre, 

 et sur le trajet du faisceau réfléchi on plaçait un enregistreur photo- 

 graphique de Richard. Cet enregistreur avait été spécialement étudié 

 de façon à permettre des vitesses variables pour le déroulement du 

 papier photographique, dans le but d'enregistrer avec plus ou moins 

 de détail l'état orageux de la région. 



Les graphiques d'orages permettent de se rendre compte de la fidé- 

 lité avec laquelle l'appareil enregistre les décharges atmosphériques 

 avec leurs intensités relatives. 



Un avantage de ce dispositif qu'il importe de faire ressortir est qu'en 

 plaçant des téléphones en série avec le détecteur et le galvanomètre, il 



