A. DE GRAMONT. APPAREIL A SPECTRES d'ÉTINCELLES. 205 



M. A. De GRAMONT, 



(l'iiris). 



NOUVEL APPAREIL A SPECTRES D'ÉTINCELLES DES LIQUIDES 

 SANS RAIES D ÉLECTRODES. 



5 Août. 



53-5.336-75'2 



Dans les appareils employés jusqu'ici pour faire éclater l'étincelle de la 

 bobine à la surface d'une solution afin d'obtenir le spectre des composés 

 que celle-ci renferme, l'étincelle jaillit toujours entre deux fils de platine 

 dont l'un est plongé dans la 

 solution. Ce dernier, dans 

 l'appareil Delachanal et 

 Mermet, est coiffé d'un petit 

 tube capillaire en verre pour 

 maintenir au-dessus du fil 

 une goutte du liquide. M. De- 

 marçay employait une petite 

 torsade de fils de platine 

 fins affleurant à peine le 

 liquide. 



De toutes façons l'étin- 

 celle qui traverse le liquide 

 part d'au moins une élec- 

 trode de platine nue, et 

 jaillit sur l'extrémité d'un 

 tube de verre dans le sys- 

 tème Delachanal et Mer- 

 met. Je me suis proposé de 

 réaliser un dispositif per- 

 mettant de s'affranchir com- 

 plètement de la présence des 

 raies étrangères dues, soit 



aux électrodes de platine, soit aux impuretés du verre. J'y suis arrivé 

 en faisant éclater l'étincelle entre deux gouttes du liquide à étudier, 

 amenées, l'une au-dessus de l'autre, aux extrémités de deux tubes 

 capillaires en silice fondue. J'ai déjà donné (^) le principe, et une pre- 

 mière réalisation du dispositif {fig. i), destiné à éviter les pertes de 



l'iS- !• 



(1) Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXLV, 9 décembre 1907. 



