2G6 



CHIMIE. 



liquide par projection et formé d'un tube extérieur T en verre ordi- 

 naire, d'environ 3'"' de diamètre extérieur et de i5"" de hauteur totale; 

 il est muni d'un tubulure latérale t pour la pénétration du capillaire 

 positif c, qui s'y trouve maintenu par un bouchon de liège paraffiné. Une 

 fenêtre elhptique est pratiquée en dans la paroi du tube, en face du point 

 où doit jaillir l'étincelle, pour permettre aux radiations ultra-violettes de 

 celle-ci d'arriver à la fente du spectrographe sans subir l'absorption des 

 parois du verre. Pour évacuer les vapeurs dues à la décharge, un appel 

 d'air latéral est formé en chaufîant légèrement la boule B, surmontée 

 d'une cheminée, au moyen d'une petite lampe à alcool. Pour régler avec 

 plus de précision l'écartement interpolaire de l'étincelle, on peut sup- 

 primer le bouchon de la tubulure latérale fi, et fixer le capillaire c, à un 

 support à crémaillère au moyen duquel on lui donne de très faible dépla- 

 cements. Dans le cas où l'on n'a pas affaire à un liquide précieux, le 

 réglage précis, l'alimentation liquide, et l'isolement électrique sont 

 beaucoup facilités par le nouveau dispositif présenté ici [fig. 2), où tout 



Fif 



ce qui dépend de chacun des pôles est complètement isolé mécaniquement 

 et électriquement sur un support séparé; comme dans le précédent dis- 

 sitif, le tube capillaire le plus court C2, plonge dans le liquide à étudier, et 

 coiffe une courte électrode de platine reliée au pôle négatif de la bobine, 

 et dont l'extrémité se termine au moins 5"^'" plus bas que le sommet de ce 

 tube de silice où monte le liquide par capillarité. L'autre goutte est 



