A. DE GRAMONT. APPAREIL A SPECTRES d'ÉTINCELLES. 267 



amenée vis-à-vis de la première par un second tube en silice c,, incliné 

 et alimenté en liquide par le réservoir R au moyen d'un tube en caout- 

 chouc, dont une pince à burette P règle l'écoulement. La communication 

 avec le pôle positif est établie au moyen d'un fil de platine fm /,, /o tra- 

 versant le réservoir en caoutchouc et le tube capillaire, en se terminant 

 seulement à environ 5°^°^ de l'extrémité inférieure de celui-ci, où l'on 

 évite ainsi la formation d'un chapelet de gouttes et de bulles, entre 

 lesquelles se produit parfois la décharge si l'électrode communique seule- 

 ment avec le liquide du réservoir R. Le système des deux tubes et du 

 réservoir est le même dans les deux dispositifs et désigné par les mêmes 

 lettres dans les deux figures i et 2. Dans le nouvel appareil {fig. 2), 

 chacun des tubes capillaires de silice, et par conséquent chaque pôle, est 

 maintenu par une pince de cuivre fixée à l'extrémité d'une tige isolante 

 d'ébonite pouvant être déplacée à volonté le long de son support particu- 

 lier, au moyen d'un coulant de laiton à vis de serrage solidaire d'une vis 

 de rappel Çi, (^2, qui commande un second coulant glissant à frottement 

 doux et portant la tige d'ébonite à pince. On peut ainsi donner tous les 

 mouvements désirés à chaque électrode, et disposer le tube inférieur dans 

 un récipient quelconque : capsule, cuiller, ou petit tube ouvert. Avec une 

 capsule on a l'avantage de pouvoir transvaser de temps en temps dans le 

 réservoir R, avec une pipette, le hquide en excès dans la capsule, 

 ce qui devient nécessaire dans le cas des longues poses nécessitées 

 par la photographie spectrale de ces étincelles, peu lumineuses, et généra- 

 lement colorées en rouge par la raie Hy-{C.) de l'hydrogène, toujours 

 très vive dans les spectres des solutions. 



Pour ce genre de recherches sur les liquides, il est préférable d'employer, 

 soit l'étincelle directe de la bobine sans condensation, soit celle-ci très 

 faiblement condensée avec une petite bouteille de Leyde (o,ooo5 micro- 

 farad), et de préférence rendue oscillante avec une self-induction com- 

 prise entre 0,0001 et 0,001 d'Henry. Dans l' ultra-violet les clichés ainsi 

 obtenus présentent faiblement les arêtes des principales bandes de 

 l'azote (1), 3372,5 surtout, et fortement une seule bande, la plus caracté- 

 ristique, de la vapeur d'eau, dégradée vers le rouge et dont les arêtes 

 8089,4; 3067,4; 3o63,8; sont tournées vers la partie la plus réfrangible 

 du spectre. 



Dans tous les clichés obtenus avec ces dispositifs, je n'ai constaté' 

 aucune raie du platine ni du silicium, dont la raie la plus sensible, V ultime. 

 Si, 2881,7 aurait été visible si la silice des tubes capillaires avait été 

 attaquée par Létincelle. 



J'ai essayé, avec ces procédés, de faire usage de la bobine de M. De- 

 marçay à gros fil induit. Avec cette dernière, qui ne comporte pas d'em- 

 ploi de condensateur dans le circuit secondaire, les clichés obtenus mon- 

 traient un développement considérable des diverses bandes de l'azote et 



(') Les longueurs d'ondes sont données en unités d'Augstrôm o''''-,i. 



