3o8 MÉTÉOROLOGIE ET PHYSIQUE DU GLOBE. 



L'instrument dont je me suis servi est une boussole d'arpenteur trans- 

 formée en boussole de sinus par l'adjonction d'un aimant déviant au- 

 dessus d'une aiguille aimantée. Pour la manière d'opérer, je renvoie 

 à l'article très intéressant de M. David, météréologiste au Puy-de-Dôme, 

 Anomalies de la composante horizontale du magnétisme terrestre au Puy- 

 de-Dôme, paru dans V Eclairage électrique du 8 novembre 1902. Je rappel- 

 lerai seulement que l'instrument ne donne pas directement la valeur de 

 la composante, mais les variations de cette composante par rapport 

 à une valeur déterminée. 



La valeur choisie 0,201 est celle du pilier magnétique rapportée à 

 janvier 1910. Cette valeur est déterminée chaque semaine au moyen 

 du théodolite boussole de Brunner. C'est la valeur normale que l'on 

 trouve sur toute la colline. Pour plus de sûreté, toutes les mesures ont 

 été effectuées deux fois, à deux époques différentes. Elles ont donné 

 des valeurs entièrement concordantes. 



L'anomalie la plus forte se trouve à côté d'un ancien tombeau (n» 3 

 du plan). Peut-être la présence de ce tombeau, creusé sous une énorme 

 pierre et qui n'a jamais été fouillé expliquerait-elle cette déviation. Pour 

 les trois autres, la nature du terrain ne permettait nullement de les prévoir. 



M. MATHIAS, 



Professeur à la Faculté ilos Sciences ( Clermont-Fcrraïul ). 



SUR LE MODE DE RÉDUCTION DES ENREGISTREURS MÉTÉOROLOGIQUES. 



5.")i-r)oi .s 



2 Août. 



Le principe consiste à comparer le nombre E lu sur l'enregistreur à 

 l'instant t à la valeur donnée simultanément par l'observation directe, 

 et à former la différence (E — 0). Pour les enregistreurs Richard de 

 l'Observatoire de Toulouse, la différence (E — 0) est une fonction con- 

 tinue du temps; dès lors, le mode de réduction est tout indiqué. Il con- 

 siste, quel que soit V enregistreur , à déterminer un certain nombre de fois 

 par jour (E — 0) par des mesures directes, puis à construire une courbe 

 en prenant pour abscisses les temps et pour ordonnées les valeurs de 

 (E — 0) en réunissant les points obtenus par une courbe continue qui 

 donne les corrections de l'enregistreur correspondant à tous les instants 

 -de la journée. 



La température ne parait pas être la cause exclusive des variations 

 diurnes observées de la différence (E.-O.) : celles-ci pourraient être 



