DAVID. VARIATIONS DE l'hYGROMÈTRE A CHEVEU. 827' 



le tracé reste très sensiblement une ligne droite horizontale pendant 

 tout le temps que l'atmosphère reste saturée; il n'en est plus de même 

 au-dessous de zéro. Les indications de l'hygromètre varient alors avec 

 la température; elles diminuent quand la température baisse, elles 



Hygromètre ( zi -25 Janvier isio ) 



2/J3nv,erl9IV 22 ' 23 ^« 25 



12" 18 ^4 6 12 18 2',- 6 12 18 ^4 6 12 18 21^ 6 (2 



.'00. 



Fiff. •• 



nermomelre (21-25 Janvier J9w) 



2/J3nv,erl9io 22 23 2^ 25 



12" 18 2i- 6 /2 18 2't 6 l2 18 2^ 6 12 18 24 6 /2 



Fig. 2. 



■ Hygromètre (18-22 Mars mo) ' 



18 Msrs I3IO 19 20 21 22 



12" /8 24 6 12 18 2'> 6 I2 18 24 6 12 18 24 6 12 



Fig. 5. 



Thermomètre (i 8-22 Mars jsw) 



18 Mars 1910 



Fig. 4- 



augmentent quand la température monte. Et alors l'hygromètre se 

 comporte comme un véritable thermomètre relativement sensible. Le 

 phénomène se produit quand bien même les cheveux sont recouverts 

 d'un dépôt de givre. 



