86 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE. 



et l'épaisseur réelle d'une lame filtrante~et combien peuvent être grandes 

 les variations suivant l'inclinaison de cette lame. Il convient de faire 

 remarquer que l'angle d'inclinaison du filtre sur la direction principale 

 de l'ampoule (et dont la trace doit toujours être marquée sur la paroi 

 de l'ampoule) doit s'entendre comme étant l'angle formé par la direction 

 principale avec une ligne tracée sur la lame filtrante et allant du sommet 

 de l'angle au pied de la perpendiculaire abaissée d'un point quelconque 

 de la direction principale (par exemple de l' anticathode) sur le filtre. 



Des considérations qui précèdent, on peut tirer les conclusions sui- 

 vantes : 1° Un filtre d'épaisseur e millimètre n'agira sur le faisceau 

 incident avec son épaisseur vraie qu'à condition d'être disposé norma- 

 lement à la direction principale de l'ampoule. 



2^ Avec un filtre donné, on peut obtenir dos effets de filtration 

 différents en donnant à la lame filtrante des inclinaisons connues sur 

 la direction principale. C'est cette dernière conclusion que j'ai appliquée 

 à la construction d'un nouveau radiochromomètre que je ferai con- 

 naître prochainement. 



M. H. BORDIER. 



LES EFFETS DE LA TEINTE IV DU CHROMORADIOMÈTRE 

 DANS LE TRAITEMENT DES ÉPITHÉLIOMAS DE LA FACE. 



6i5.S4o • 6ifi.no 6 '(5+6 17. 52 

 5 Août. 



Parmi les teintes de virage du platinocyanure reproduites dans 

 l'échelle chromométrique de mon chromoradiomètre, et correspondant 

 chacune à des effets bio-chimiques bien déterminés, il en est une dont 

 les effets sojit tout à fait remarquables : c'est la teinte IV. 



Dès 1906, (Congrès de l'Association française pour l'avancement des 

 Sciences) j'ai montré des résultats qui ont paru surprendre les radiolo- 

 gistes présents; ce sont ces mêmes résultats que je tiens à bien mettre 

 en évidence afin d'établir, une fois pour toutes, ce que peut donner une 

 bonne technique basée sur l'emploi du chromoradiomètre décrit. (Archives 

 d'Électricité médicales, 10 juin 1906). 



Dans tous les épithéliomas, dont quelques-uns très avancés, que j'ai 

 soumis à ma technique, la guérison a été obtenue après une seule irradiation 

 à la teinte IV. La durée de la séance a varié entre iS et 25 minutes, 

 suivant la surface à traiter, c'est-à-dire suivant la distance à laquelle 

 l'ampoule était éloignée des tissus. J'ai déjà indiqué la technique employée 



