62 SCIENCES MÉDICALES. 



Elle trouve son emploi dans les lésions étendues de la langue et de la 

 paroi interne des joues (leucoplasie, épithélioma, lichen). Elle est indis- 

 pensable dans certaines affections cutanées étendues (na3vi, écrouelles 

 chéloïdes, lupus, etc.), qui, en raison de leur grandeur, nécessitent une 

 série d'applications dont la juxtaposition doit être parfaite pour ménager 

 l'esthétique. 



Le no I de la figure i représente la partie active de l'appareil; le n^ i bis 

 est le dos de l'appareil avec le bouton qui sert à le poser et à le manier. 

 On peut substituer à ce bouton toutes sortes de manches. 



Appareil n° 2. — Appareil à sel de radium collé par le vernis de Danue 

 sur disque de métal. 



Dimension Diamètre. . . o'^™',02 



Poids du sel o°,o4 



Aclivité oooooo 



Rayonnement global extérieur 4 îooo 



i 'y. — 5 à 10 |i. loo 

 Rayonnement partiel , P— 76 à 8o p. loo 



( Y — i5 p. 100 



Appareil n^ 3. — Appareil à sel de radium collé sur toile par le vernis 

 de Danne. 



Dimension Diamètre... o«">%o-2 



Poids du sel o?,o4 



Activité 000000 



Rayonnement global extérieur 3ooooo 



a 80 p. 100 



Rayonnement partiel [B 18 p. 100 



( Y 2 à 3 |j. 100 



Ces deux appareils n^^ -1 et 3, circulaires et de dimensions plus petites 

 que le no 1 , peuvent être utilisés dans la spécialité soit à l'extérieur 

 (épithélioma, cancroïdes, lupus du nez), soit à l'intérieur pour des lésions 

 des lèvres, des joues et de toutes les autres parties accessibles de la cavité 

 buccale et de l'oro-pharynx. 



De ces deux appareils, le premier est collé sur m-étal et le second sur 

 toile. C'est à cause de leur mode de fabrication différente qu'ils extério- 

 risent des rayonnements globaux et partiels tout à fait dissemblables, 

 et cela malgré leur forme et leur superficie identiques, malgré aussi 

 leur teneur équivalente en sel de radium. Le rayonnement extérieur 

 du premier appareil est moins grand que celui du second parce que dans 

 l'appareil n^ 1 les grains de radium sont enfouis dans une masse de vernis 

 relativement épaisse formant écran, tandis que dans l'appareil n" 3, 

 les grains de radium sont collés sur la toile par une couche de vernis 

 extrêmement légère comme une mince pellicule. 



Appareil n» Y. — Appareil à sel de radium collé par le vernis de Danne 

 sur disque de métal. 



