FiG. 



ÉM. TOUCHET. — PIIOTOMÉTRIE ASTRONOMIQUE 211 



d'été. On sait, en effet, qu'à cette époque de l'année, la nuit n'est 

 pas complète, le soleil ne descendant pas à i8 degrés sous l'horizon. 

 En présentant ces photographies à la Société astronomique de 

 France, le 5 janvier 1898, M. A. Cornu, membre de l'Institut, le 

 très regretté président de l'Association française pour l'Avancement 

 des Sciences, avait fait 

 ressortir l'intérêt qu'il y 

 aurait à effectuer des me- 

 sures photométriques de 

 la lueur crépusculaire, 

 afin d'étudier la distri- 

 bution de l'éclairement 

 dans ce phénomène et 

 d'en déduire la forme 

 des courbes isophoti- 

 ques de la lueur. 



En raison de la fai- 

 blesse des éclats à com- 

 parer, je n'ai pu trouver, 

 dans les photomètres 

 existants , un appareil 

 permettant la solution 

 de cette question ; la plu- 

 part des photomètres in- 

 terposent, en effet, entre 

 l'œil et la lueur à mesu- 

 rer, des milieux absor- 

 bant la lumière déjà trop 

 faible. 



Frappé de ce fait que, '' 

 vu dans un tube noirci, 

 le ciel même le plus 

 sombre se détache en 



un rond lumineux sur 



FiG. 3. 



un lond nOHN j'ai utilisé Photomètre à vision directe pour l'étude des intensités 



cette remarque dans le lumineuses faibles. 



photomètre que je propose et dans lequel il n'y a aucun objet (écran, 

 lentilles, etc.) interposé entre l'œil et la surface lumineuse à évaluer! 

 L'appareil se compose essentiellement d'un tube noirci intérieure- 

 ment AB (fi g: 3), ouvert en A d'un œilleton permettant de voir à 

 l'intérieur du tube. En B, le tube est fermé à moitié par un écran, 



FiG. 2. 



