212 MATHEMATIQUES, ASTRONOMIE, GEODESIE ET MECANIQUE 



blanc intérieurement et en forme de demi-cercle. Le champ est ainsi 

 ]»artagé en deux parties : un demi-cercle à travers lequel on voit la 

 surface à étudier et un demi-cercle blanc, mais qui paraîtra noir 

 tant qu'il ne sera pas éclairé. 



La méthode consiste à éclairer d'une manière déterminée cet 

 écran en lui donnant un éclat égal à celui de la surlace à étudier. 



A cet effet est. en L, une lampe étalon, convenablement abritée, 

 dont la lumière est réfléL-hie vers l'écran B par le miroir m. 



Dans ini premier appareil, la source de lumière utilisée était une 

 lampe à acétate d'amyle dont la llamme avait une hauteur cons- 

 tante. On découpait dans la flamme, par un diaphragme, un rectangle 

 de hauteur fixe et de base variable. La variation de cette base était 

 ]»roduite par une fente de spectroscope dont la vis portait un tam- 

 bour divisé. 



Mais l'augmentation rapide de l'éclat dès l'ouverture de la fente 

 et, en outre, la production de phénomènes de diffraction lorsque 

 celle-ci est étroite, ma fait préférer l'emploi d'un écran diffuseur 

 dans le genre de ceux utilisés dans le photomètre de M. Mascart. 

 On emploie toujours un diaphragme rectangulaire variable ou un 

 « œil de chat » comme dans le photomètre de ]M. Cornu. Une fente spé- 

 ciale permet l'introduction de verres colorés pour donner à l'écran B 

 la même teinte que la lueur à étudier. 



La lampe est fixe et sa lumière parvient au miroir m par l'axe de 

 rotation de l'appareil qui est disposé à la manière d'un théodolite , 

 aA'ec cercles d'azimut et de hauteur. 



Nous insistons, en outre, sur ce fait, que l'appareil, étant bien 

 construit et pouvant permettre l'adjonction d'un objectif à la place 

 de l'écran B, et d'oeidaires, pourrait être employé dans une cer- 

 taine mesure, comme un théodolite. Il pourrait également servir à 

 la photométrie des sources lumineuses faibles suivant la méthode 

 employée par M. Henry, dans laquelle on mesure le diamètre du 

 cercle de diffusion d'une étoile ou d'une source terrestre faible . au 

 moment où. par la variation de la mise au foyer, ce cercle cesse 

 d'être visible à cause de l'étalement de la lumière. Comme il est 

 difficile d'apprécier le diamètre d'un cercle qui cesse d'être visible, 

 il est préférable de remplacer la mesure de ce diamètre par celle 

 de la longueur de la lunette (*). Le tulje de l'oculaire portera donc 

 une échelle divisée et l'observation consistera à noter la division d(» 



(*) Ce procédé a été ('m|)loyé avec succès par >!. G. Bhim. à TObservatoire de la 

 Société astronomique de France, pour la photométrie de l'éclipsé de lune du 

 II-I2 avril i()o3. 



