ÉM. TOLCHET. — PHOTOMÉTUIE ASÏUOJVOMIQUE 2l3 



réelielle pour laquelle le cercle de dilTusion dune source lumineuse 

 faible cesse d'être visible. On pourrait même, j)our la pliotométrie 

 stellaire. adopter une division correspondant à la disparition des 

 cercles de diffusion d'étoiles de grandeurs déterminées , c'est-à-dire 

 qu'on lirait innnédiatement la grandeur de l'étoile observée. 



Il nous est impossible, dans le cadre de cette note, d'entrer dans 

 de [)lus amples détails sur la description de cet appareil, que l'on 

 pourra étalonner de diverses façons , en particulier en éclairant une 

 surface blanche avec une source de lumière et en faisant varier la 

 distance de cette source. On pourra ainsi noter, sur le tambour de 

 l'écran, des valeurs correspondant à des éclairements déterminés. 



Comme ce qui importe dans certaines mesures comme le crépus- 

 cule est la connaissance de la distribution de la lumière, c'est-à-dire 

 la mesure de ses valeurs relatives, l'appareil se prête particulière- 

 ment à cette détei'uiination , une même position de la vis correspon- 

 dant alors à un même éclairement. en supposant la flamme cons- 

 tante. 



Au cours d'expériences faites en juin dernier, au sommet de la 

 Tour Eiil'el, en collaboration avec M. A. Senouque, nous avons 

 enqtloyé un modèle de ce photomètre pour l'étude de la lueur crépus- 

 culaire. Nous avons pu constater le fonctionnement très pratique de 

 rapi>areil et la rapidité des mesures, condition indispensable pour 

 l'étude d'un tel phénomène où les mesures doivent être très nom- 

 breuses et faites en un temps très court. Nous avons pris soin, lors 

 de ces expériences, de rapporter très souvent l'éclat de l'écran à celui 

 d'une surface éclairée par une source constante afin d'éliminer la 

 variation possible de la flamme au cours des expériences. 



En résumé, le photomètre que j'ai établi, et c[ui m'a déjà fourni 

 des résultats intéressants, semble pouvoir donner des indications 

 utiles dans de nombreuses circonstances. Etabli spécialement pour 

 la pliotométrie de la lueur crépusculaire , il convient également bien 

 pour l'étude de la lumière zodiacale, du gegenschein, de l'aurore 

 boréale, etc. Modifié légèrement, il pourra être employé comme 

 théodolite et, en outre, servir à la pliotométrie stellaire. Il pourra 

 aussi servir à la comparaison des sources terrestres par les éclaire- 

 ments qu'elles produisent. 



Il m'est impossible de fournir, pour cette année, les résultats 

 complets des expériences de la tour Eiffel. Elles ont été en partie 

 contrariées par le mauvais temps et surtout par un vent très violent 

 qui a soufflé pendant plusieurs jours au sommet de la Tour au 

 moment du solstice d'été. J'espère pouvoir revenir sur cette 



