DEMERLIAC. — RESISTIVITE DE L URINE HUMAINE 278 



celle d'une solution de sulfate de cuivre contenue dans un grand 

 tube en U fixé sur une planchette verticale mobile , dont le mouve- 

 ment, produit au moyen d'un pignon engrenant avec une crémaillère, 

 était aussi lent qu'on le voulait. Deux gros fils de cuivre, fixes, 

 plongeaient dans la solution suivant l'axe du tube; ils étaient eux 

 aussi recouverts d'un dépôt électroly tique. En faisant monter ou 

 descendre la planchette, et par conséquent le tube , la résistance du 

 système pouvait varier dans des limites considérables, de i5o à 

 900 ohms, ordinairement, avec la concentration de la solution 

 employée; mais l'on conçoit qu'en faisant varier cette concentration 

 on pourra obtenir des limites très différentes , convenables pour les 

 urines étudiées, les tubes à liquide utilisés, etc. La course de la 

 planchette étant de 20 centimètres, on voit que chaque millimètre de 

 hausse ou de baisse du tube amenait une variation de 4 à 5 ohms 

 dans la résistance du système. 



Le courant alternatif qui traversait les branches du pont était pro- 

 duit par un petit moteur de Gramme à anneau ; deux prises de cou- 

 rant à 180° permettaient de recueillir le courant et la rotation de 

 l'anneau était obtenue en lançant dans le moteur le courant continu 

 fourni par quatre accumulateurs. Avec un rhéostat placé en série 

 dans le circuit, il était possible de ùùvc vai'ier à volonté et simulta- 

 nément la vitesse de rotation, la force électromotrice du courant 

 alternatif engendré et sa fréquence. Mais cette force électromotrice 

 était un peu faible, les résistances à traverser étant considérables ; 

 un transformateur à circuit magnétique fermé permettait de l'élever 

 facilement à 25 volts environ. Ce dispositif avait l'avantage de 

 fournir un courant alternatif, sensiblement sinusoïdal ; par suite , le 

 son rendu par le téléphone était très pur et l'observation des 

 minima très facile. 



D'ailleurs, pour un téléphone donné, il y a toujours une fréquence 

 pour laquelle le silence est plus facile à observer ; grâce au rhéostat, 

 il était aisé d'obtenir cette fréquence et de se placer dans les meil- 

 leures conditions d'observation. 



Il est à remai-quer qu'il n'est pas nécessaire d'employer un pareil 

 producteur de courant alternatif; on peut faire de très bonnes 

 mesures en utilisant une bobine de Ruhmkorff à chariot, modèle 

 Du Bois-Reymond que l'on trouve partout dans les cliniques et dont 

 l'interrupteur, fonctionnant sans bruit, permet de faire varier la fré- 

 quence du courant alternatif induit dans des limites considérables. 

 Le dispositif de cette bobine permet aussi de faire varier la force 

 électromotrice du courant ; il suffit de changer la bobine induite ou 



18* 



