338 PHYSIQUE 



L'équilibre est réalisé par des résistances p , p' et un pont à corde 

 RR'. 



Le galvanomètre G est du type Rroca-Carpcntier et sa sensibilité 

 est telle qu'avec une résistance des bobines de 3o ohms, il donne 

 une déviation de i m/m sur échelle à i mètre, pour une force 

 électromotrice de i volt sur 'jooo mégohms. 



Les résistances des branches du pont MNPQ, du galvanomètre et 

 de la pile sont égales , de manière à réaliser les conditions de sensi- 

 bilité maxima. 



L'antenne est reliée en b à l'une des branches du bolomètre et la 

 terre en c. Comme les 4 branches du petit pont abcd sont rigoui'eu- 

 sement égales et disposées avec une symétrie parfaite par construc- 

 tion, leurs résistances et leurs self sont identiques. 



De sorte que l'effet de l'onde reçue par l'antenne reste localisé 

 dans la branche MQ seule, ' 



Des précautions minutieuses assurent l'isolement thermique des 

 branches bolométriques. 



Les systèmes abcd, a'b'c'd', sont renfermés, très près l'un de 

 l'autre, dans une première enceinte A en laiton poli. La boîte A est 

 isolée par des cales de liège au centre d'une seconde enceinte R en 

 zinc et se trouve séparée de tous côtés par une lame d'air des parois 

 de la boîte R. Cette boîte R se trouve complètement immergée dans 

 une caisse doublée de zinc et remplie d'eau, placée elle-même dans 

 une grande caisse en bois pleine de sciure de liège. Des tubes métal- 

 liques livrent passage aux fils de prise de courant. 



Dans ces conditions, l'ap^iort d'énergie thermique enregistré pro- 

 vient uniquement de l'effet d'induction dans l'antenne. 



L'appareil est assez sensible pour permettre de mesurer d'une 

 manière certaine l'action exercée sur une antenne réceptrice d'une 

 trentaine de mètres de longueur à plusieurs kilomètres du i)oste 

 d'émission. 



L'autre appareil procède du détecteur magnétique de ^larconi. 

 Les expériences que nous avons exécutées et décrites dans le Journal 

 de Physique nous ont conduit à la conclusion que, à la sensibilité 

 près, l'eifct enregistré par le détecteur magnétique est de même 

 nature que celui qu'enregistre le dispositif de Rutherford. 



Ce dispositif consiste à faire agir les ondes électriques sur un 

 faisceau d'aiguilles d'acier préalablement aimantées à saturation. 

 Les ondes produisent une désaimantation partielle et permanente, 

 que Rutherford décelait à l'aide d'un magnétomètre. Nous avions 

 d'abord employé le même i^rocédé, puis substitué au magnétomètre 



