34o PHYSIQUE 



l'enroulement. Les conditions qui assurent alors le meilleur « rende- 

 ment » du « jigger » sont celles qui donnent au coefficient d'induc- 

 tion mutuelle des deux circuits la valeur maxima. 



Le procédé nous a aussi permis d'étudier ce qui se produit lors de 

 la modification de la forme de l'antenne réceptrice : accroissement 

 du nombre des branches, épanouissement de ces branches, réparti- 

 tion inégale de capacités de la base au sommet. 



Enfin, en comparant les résultats fournis par l'observation des 

 appareils à ceux que donnent les détecteurs communément utilisés, 

 le procédé a mis en lumière certaines circonstances intéressantes du 

 mode d'action de ces détecteurs qui paraît tout dillerent pour les 

 cohéreurs à grande résistance de retour et pour les auto-décohérents, 

 les cohéreurs à faible résistance de retour paraissant se comporter 

 d'une manière intermédiaire. 



M. Adolphe DIVAI 



Pharmacien de i" classe , à Angers 

 Ex-Chef du Laboratoire de matière médicale de TUniversité de Bordeaux 



NOUVEL APPAREIL DE PHOTOMICROGRAPHIE [7:-o35J 



— Séance du 8 août — 



Dans tout appareil de photomicrographie, trois parties essentielles 

 sont à considérer : 



1° L'appareil microscopique ; 

 2° L'appareil photographique; 

 3° La source lumineuse. 



A. Appareil microscopique 



Le microscope , tel qu'il est disposé pour les examens ordinaires , 

 nous fournit une image virtuelle et de sens contraire à l'objet. 

 Cette image ne peut donc pas être fixée par la plaque photogra- 

 phique. Pour résoudre le problème de la photomicrographie, il fallut 

 obtenir une image qui , tout en étant agrandie, fût réelle. C'est ce 



