344 PHYSIQUE 



Les conditions de bon fonctionnement d'un appareil pliotomicro- 

 graphique peuvent, d'après ce que nous avons dit plus haut, se 

 résumer ainsi : 



1° Faire passer tous les rayons lumineux à travers la préparation, 

 ce qui peut encore s'énoncer : ne recevoir sur la plaque photogra- 

 phique que les rayons ayant franchi la préparation ; nous les nommons 

 rayons utiles. 



a" Opérer dans une pièce éclairée, sans que les rayons solaires 

 influent sur la plaque sensible : 



C'est en se basant strictement sur ces données que nous avons fait 

 construire une petite armoire (Fig. 2) destinée à loger le microscope. 

 Les dimensions sont un peu supérieures à celles de la boîte qui 

 contient l'instrument et qui est fournie par le fabricant. 



Elle se compose de quatre faces verticales égales entre elles. La 

 face antérieure A porte auprès de sa base une ouverture O de 5 cen- 

 timètres de diamètre, munie d'un petit tube en cuivre dans lequel 

 vient aboutir le tube qui amène les rayons lumineux. 



La face postérieure B est percée d'une petite porte , située à hauteur 

 de la vis micrométrique du microscope et de dimensions suffisantes 

 pour laisser passer la main qui doit manœuvrer cette vis. 



La face latérale droite C est constituée par une porte qui occupe 

 sa totalité : elle permet d'introduire ou de retirer le microscope. 



Enfin, la face latérale gauche est pleine et correspond à la colonne 

 en fer B du support de Leitz. 



Les deux portes ferment hermétiquement au moyen de feuillures 

 recouvertes de velours, 



La partie supérieure de l'armoire porte un trou D de largeur légè- 

 rement supérieure au diamètre du tube métallique a (fi g- j) placé sous 

 la monture inférieure du soufflet de la chambre photographique. 



L'intérieur de l'armoire est entièrement peint au vernis noir : il 

 est, en outre, divisé en deux parties par une cloison horizontale située 

 à la hauteur de la platine du microscope (E, fig. 2) et formant avec 

 la partie supérieure de celle-ci un seul plan horizontal. Cette sépa- 

 ration se meut dans deux glissières F et F' situées sur les faces 

 antérieures et postérieures de l'armoire et, de plus, elle est découpée 

 en son centre de façon à emboîter très exactement le tour de la 

 platine du microscope, ainsi que la partie postérieure de son pied. 

 Pour permettre une plus grande imperméabilité à la lumière , tout le 

 pourtour de cette ouverture intérieure est garni de velours. Nous 

 avons séparé en deux parties cette cloison horizontale selon la ligne 

 antéro-postérieure ah. 



