SqS physique 



les six cohéreurs en dérivation, dont les six électrodes d'un côté se 

 trouvaient réunies d'une part à l'antenne et d'autre part à un rhéostat 

 de résistance variable (R =: 8000^^), à la suite duquel se place le gal- 

 vanomètre sensible dont la seconde borne est reliée aux six élec- 

 trodes restées libres des cohéreurs. 



Dans ces conditions, l'intensité du courant qui circule dans le 

 galvanomètre, lorsqu'un seul cohéreur est cohéré, ne diffère pas 

 sensiblement de celle qui parcourt le galvanomètre lorsque les 

 six cohéreurs sont cohérés. Gela tient à ce que la résistance d'un 

 cohéreur cohéré est pratiquement négligeal^le par rapport à la résis- 

 tance de réglage R de 8000". — On eût donc été astreint à établir, 

 dans chacune des six dérivations comprenant im cohéreur, une 

 résistance de réglage de 8000" environ. — Gela nécessite 6 rhéostats 

 de 8 à loooo*^ chacun et complique le dispositif en le rendant assez 

 coûteux. — Nous avons préféré ne nous servir que d'un seul 

 rhéostat, successivement mis en circuit avec chacun des six cohé- 

 reurs. — Les cohéreurs sont alors disposés de manière à n'être en 

 général cohérés par la décharge atmosphérique qu'en circuit ouvert. 

 Gela diminue beaucoup leur sensibilité, ce qui est un avantage, étant 

 donné que les cohéreurs à limaille sont, en général, plutôt trop sen- 

 sibles pour l'observation des orages que pas assez sensibles. 



Un contact tournant met alors successivement en circuit les 

 6 cohéreurs utilisés. L'état de conduction que présentent les cohéreurs 

 peut être connu par la valeur de l'intensité du courant qui parcourt 

 chaque fois le galvanomètre. Gette valeur est enregistrée photogra- 

 phiquement par les déplacements du spot lumineux dû au miroir du 

 galvanomètre sur une bande de papier sensible qui se déroule d'un 

 mouvement continu. 



Lorsque chaque cohéreur a été alors interrogé par le passage du 

 contact tournant, on doit produire la décohésion des cohéreurs afin 

 d'être assuré que la cohésion relevée au cours d'une nouvelle consul- 

 tation des cohéreurs est bien due à faction d'une nouvelle décharge 

 atmosphérique. — Non seulement on doit assurer l'efficacité de cette 

 décohésion, mais il est essentiel d'être renseigné, au moment où Ion 

 va relever à nouveau fétat électrique des cohéreurs, sur leur 

 conduction et d'être assuré qu'ils ont bien été décohérés; sans quoi, 

 les cohésions relevées pourraient être attribuées à lellet de décharges 

 antérieures. — Il arrive en elfet fréquemment que des décharges 

 atmosphériques cohérent assez fortement des cohéreurs pour que la 

 frappe , même énergique , se montre impuissante à produire la déco- 

 hésion. Il est essentiel d'être averti du moment où ce phénomène se 



