A. TURPAIN. — PHÉNOMÈNES d'ÉLECTRICITÉ ATMOSPHÉRIQUE 3q^ 



produit, moment à pai-tir duquel le dis^iositif cesse de fournir des 

 indications certaines. 



La ligure i montre par cpiel mécanisme simple le dispositif imaginé 

 peut fournir les divers renseignements en question. 



FiG. I. 



Le galvanomètre utilisé G est du type Chauvin et Arnoux ; il est 

 très sensible et peut assez aisément donner le — — de microampere. 



Ce galvanomètre est enfermé dans une chambre noire ainsi qu'un 

 dévidoir à papier sensible formé de deux cylindres parallèles à axes 

 horizontaux C,C' mus par un mouvement d'horlogerie et qui per- 

 mettent de faire passer une bande de papier imprégné de bromure 

 d'argent de l'un des cylindre sur l'autre. — L'axe K de l'un des 

 cylindres entraîne le contact tournant B qui passe sur huit contacts 

 échelonnés sur le pourtour d'une circonférence. Six de ces contacts 

 a, b, c, d, e, /correspondent à la consultation successive des six 

 cohéreurs i, a, 3, 4, 5, 6, associés en dérivation. La durée du 



