A. TURPAIX & A. DAVID. ENHEGISTREMEXT d'oRAGES ^0% 



monts Dore situé à environ 3o kilomètres au S.-S.-W. Les ondes d'ori- 

 gine atmosphérique, émises au sein des nuages orageux, à une alti- 

 tude généralement supérieui'e à 2000 mètres , peuvent donc arriver 

 directement aux antennes réceptrices dès leur production. 



Poiu* la réception, on a disposé deux antennes, l'une àl'E et l'autre 

 à rW de la tour, ayant respectivement i6'" et i5'"5o de hauteur. 

 L'antenne W aboutit directement à une des électrodes du cohérem% 

 dont l'autre est mise au sol par l'intermédiaire d'un câble relié au 

 paratonnerre de la tour; l'antenne E arrive à la même électrode 

 après avoir contourné une partie de la tour. De cette façon, l'une au 

 moins des antennes se trouve toujours directement frappée par les 

 ondes et on supprime ainsi l'obstacle que formerait la tour. 



Le dispositif récepteur se compose d'un récepteur ordinaire de 

 télégraphie sans fîl, dans lequel on a remplacé le Morse [)ar un 

 électro-aimant, qu'on fait inscrire sur le tambour d'un bai-omètre 

 enregistreur à coquilles, de façon que les deux courbes se corres- 

 pondent. De cette manière, on peut observer directement les varia- 

 tions de la pression atmosphérique pendant les manifestations ora- 

 geuses. 



Depuis l'origine de l'installation, on a pu enregistrer un grand 

 nombre d'orages plus ou moins éloignés. On a enregistré des orages, 

 deux et quelquefois même trois jours avant qu'on en observe direc- 

 tement les décharges, et de cette façon on a pu ainsi être averti très 

 longtemps à l'avance du début d'inie période orageuse. 



Malheureusement, l'enregistreur demande une surveillance cons- 

 tante et sa sensibilité doit être vérifiée journellement. Pour l'obser- 

 vation d'orages éloignés, on est en effet obligé de rendre le récepteur 

 très sensible; il suffit alors d'une onde un peu plus intense que les 

 autres pour cohérer la limaille , d'une façon telle que le frappeur est 

 insuffisant pour la décohérer. Dans ce cas, il passe alors un courant 

 continu dans les électro-aimants inscripteurs et les piles sont très 

 rapidement polarisées ; il faut alors leur laisser un repos assez long 

 pour qu'elles puissent fonctionner de nouveau normalement. Il serait 

 dans ce cas très utile de pouvoir remplacer les piles par des accumu- 

 lateurs, en faisant fermer au besoin le circuit par un relais intermé- 

 diaire, pour éviter la détérioration par les étincelles de rupture du 

 relai sensiljle en circuit avec le cohéreur. On éviterait ainsi les chô- 

 mages forcés de l'appareil pendant un temps plus ou moins long, 

 après une période de cohésion continue. 



On espère toutefois pouvoir obvier à cet inconvénient en rendant 

 intermittente la mise en circuit du cohéreur et en observant les 



