ANDRÉ BROGA & TURCHIiM. — COURANTS DE HAUTE FRÉQUENCE ^35 



M. André BROCA 



Agrégé à la Faculté de Médecine de Paris 



ET 



M. TURCHINI 



Préparateur à la Faculté de Médecine de Paris 



MESURE DES COURANTS DE HAUTE FRËQUENCE [538.56] 



— Séance du lo août — 



Le seul procédé employé jusqu'ici pour la mesure du courant à 

 haute fréquence a été celui des galvanomètres thermiques. Ceux-ci 

 ont, en effet, deux avantages : i° Ils sont à peu près indifférents aux 

 forces électrostatiques considérables qui ne peuvent être évitées 

 quand on met un appareil quelconque à équipage mobile en commu- 

 nication avec un des pôles d'une bol^ine de Ruhmkorff; 2° Ils pré- 

 sentent une self-induction aussi faible que possible et une faible 

 capacité. Gomme ils sont réduits à un seul fil, le courant y passe 

 forcément. 



Mais, à côté de ces avantages, ils ont un inconvénient grave, c'est 

 que leurs indications dépendent de la période des oscillations. On 

 sait, en effet, que la résistance d'un conducteur n'est pas une cons- 

 tante absolue, "à cause de la répétition des courants de haute fré- 

 quence à sa surface. Le rapport de la résistance en courant continu 

 à la résistance en haute fréquence a été calculé par Lord Rayleigh 

 et Lord Kelvin et on voit que ce rapport est d'autant plus voisin de 

 l'unité que le fil est plus fin, que sa résistivité est plus grande et 

 que sa perméabilité magnétique est plus voisine de i. 



On a donc cru faire de bons instruments avec des fils très fins et 

 très résistants. Mais les alliages qui les constituent contiennent du 

 fer ou du nickel et, malgré tout, les indications de ces instruments 

 ne sont pas fidèles ; nous le montrerons dans un travail plus étendu. 



Nous avons cherché à établir un instrument à l'abri de ces 

 reproches, pouvant servir à étalonner les instruments pratiques et 



