436 



PHYSIQUE 



FiG. I. 



aussi à étudier théoriquement les propriétés des conducteurs rela- 

 tives aux courants de haute fréquence. 



Nous sommes arrivés à la solution du problème de la façon suivante : 

 Une lame d'aluminium de 3o microns d'épaisseur, de i"^ de large et 



de 60" de long est encastrée verticalement 

 en A, et horizontalement en B (fig". i). Deux 

 lames fixes CD, EF, sont de part et d'autre ; 

 elles ont également i'' de large, et sont à i'' 

 l'une de l'autre. Les connexions sont celles 

 de la figure. Quand le courant passe en 

 ABCDEF, la lame mobile est attirée par EB 

 où le courant est de même sens et repoussée 

 par CD. On pointe son déplacement au mi- 

 croscope (*). 



Le calcul montre que, quand la distance des lames fixes tend vers o, 

 la force agissante tend vers une limite finie, et qu'elle varie fort peu 

 quand l'écartement varie notablement; on peut alors construire pra- 

 tiquement l'appareil, sans nuire à sa sensibilité. 



Pour éviter les forces électrostatiques, l'appareil est dans un 

 conducteur creux , les conducteurs du courant passant par des bou- 

 chons isolants en a, ,5, y. En A, existe une communication métal- 

 lique. 



Dans ces conditions, aucune déviation ne se produit quand on 

 porte l'appareil à 3oooo ou 40000 volts. Au contraire, dès qu'un 

 courant de haute fréquence se pi'oduit, il dévie. 



Cet appareil permet de mesurer une fonction simple de l'intensité 

 maxima, de la période et de l'amortissement des ondes, et il est 

 étalonnable en courant continu. Etudions dans quelles conditions on 

 peut l'utiliser. 



Quant un courant continu le traverse , la lame AB est déviée 

 d'abord électrodynamiquement, comme nous l'avons dit déjà, mais 

 aussi par le champ terrestre. La force qui agit et par conséquent la 

 déviation de la lame sont de la forme /"= Ni'^ -(- Mi. Il suffit de faire 

 une deuxième observation en inversant le courant dans les lames 

 fixes sans l'inverser dans la lame mobile poiu* avoir une deuxième 

 équation /' = — N?"^ + Mi d'où/ — /' = a N/^ Nous opérons le 



(*) Il faut que la distance frontale du microscope soit très grande , car sans cela la 

 lame ne serait pas au point dans toutes ses positions, à cause des imperfections de la 

 direction du microscope, de la forme de la surface focale de celui-ci, et aussi à cause de 

 l'attraction due à la masse de verre de l'ohjectif. Nous avons alors employé un objectif 

 faible, placé sur une monture à crémaillère pour la mise au point, et un oculaire porté 

 par uu support indépendant à 80= de robjeclif. 



