44o PHYSIQUE 



M. Ad. GOY 



Pharmacien de i" classe, ex-interiu' des Hôpitaux, à Paris 



SUR UN NOUVEL APPAREIL DE MESURE DES TEMPÉRATURES D'INFLAMMABILITÉ: 



— Si'ancc (la lo août — 



Un décret du i8 août 1866 fixe en France à 35° la limite inférieure 

 de température à laquelle les huiles de pétrole destinées à l'éclairage 

 peuvent émettre des Aapeurs susceptibles de s'enflammer au contact 

 d'une allumette. 



On peut classer les appareils de mesure employés jusqu'ici en deux 

 catégories : 



i'^ Ceux qui emploient pour produire l'inflammation une ilannne à 

 pétrole (Garnier, Abel. Pinsky-Martens) ; 



1'- Ceux qui emploient un fil de platine porté à l'incandescence 

 (Conservatoire des Arts-et-Métiers), ou l'étincelle électrique (Saybolt, 

 Engier). 



Les premiers de ces appareils , en raison de la .grande varialjilité 

 des flammes, ne sont pas comparables entre eux; d'autre part, la 

 chaleur et le volume relativement grands d'une flamme peuvent 

 accroître brusquement la température du liquide et fausser j)ar 

 défaut les résultats. 



Le choix du fil de platine porté à l'incandescence par un courant 

 continu ne nous paraît pas très heureux, puisque certaines vapeurs 

 peuvent d'elles-mêmes produire l'incandescence du fil, sans l'inter- 

 vention du courant. 



Enfin, dans les expériences faites jusqu'ici avec l'étincelle, la 

 nature de cette dernière n'a pas été suffisamment précisée, ce qui 

 cependant a une grande importance pour l'iiomogénéité des résul- 

 tats. 



L'appareil que nous avons fait construire et dans lequel nous nous 

 sommes efl'oi'cé de tenir compte de toutes les conditions du pro- 

 blème est en verre et se compose de trois pièces distinctes fji^'. i). 



j° Un anneau C portant deux électrodes de platine distantes de 

 () millimètres ; 



