AD. GOY. — MESURE DES TEMPÉRATURES d'iNFLAMMABILITÉ 



r.r.-, 



2° Un tube A gradue en centimètres cubes et dans lequel on met 

 le liquide dont on veut déterminer le point dinflammabilité ; 



3" Un réci])ient de forme ovoïde B, pouvant 

 servir de bain-marie ou de chand^re réfrigé- 

 rante ; il est ouvert en o d'un orifice circulaire 

 dans lequel peut s'introduire le tube A qui y 

 est maintenu par son bord supérieur, légère- 

 ment évasé et qui vient s'appliquer très exac- 

 tement sur le récipient. Ce dispositif prévient 

 tout mélange de l'eau et du liquide à essayer, 

 ce qui arrive dans le cas d'une circulation trop 

 intense dans le bain-marie. 



En h est ajusté uir tube servant à maintenir 

 un thermomètre ; on aura ainsi à chaque instant 

 la temjiérature du milieu où plonge le tube A. 

 A la partie inférieure du récipient B deux tubu- 

 lures munies de robinets le mettent en commu- 

 nication; l'une c avec un robinet d'eau froide, 

 l'autre d avec une source d'eau chaude placée à 

 coté de l'appareil à un niveau un peu plus élevé, 

 de sorte que par un simple siphon on peut ali- 

 menter le récipient B; enfin, e est une autre 

 tubulure par laquelle se déverse le trop -plein 

 de l'eau fournie. Par ce procédé, on modifie à 

 volonté, très facilement, la température du bain, par conséquent 

 celle du liquide à étudier, et l'expérience devient réellement pratique. 



Pour que l'appareil soit prêt à fonctionner, on place dans le réci- 

 pient B le vase gradué A contenant le liquide dont on veut détermi- 

 ner le point d'iiiflammabilité , puis on coiffe ce vase de l'anneau G 

 muni des électrodes reliées elles-mêmes à une bobine de Ruhmkorff, 

 laquelle est alimentée par deux accumulateurs. 



Nous verrons plus loin par le résultat des expériences que le ren- 

 dement de cette bobine est important à considérer et qu'il doit rester 

 constant si l'on veut obtenir des résultats comparables. 



Un très grand soin doit être apporté dans le remplissage du vase A 

 avec le liquide à expérimenter ; l'on veillera à ce qu'aucune goutte 

 de ce liquide ne soit déposée sur la paroi du tube au-dessus de 

 la surface du liquide, dans le voisinage des électrodes, ou même sur 

 les extrémités de ces dernières, ce qui pourrait fausser les résultats; 

 donc, on essuiera avec soin les bords du vase avant de commencer 

 l'expérience. 



FiG. I. 



