p. LESAGE. — NOUVEAU MODELE DE L HYGROMETRE RESPIRATOIRE Q'J'] 



nuité des voies respiratoires avec le cylindre creux ; il est formé par 

 deux lames métalliques convenablement moulées, soudées sur la 

 plaque de cuivre supérieure et l'une à l'autre pour limiter la cavité 

 périphérique B' destinée à recevoir de l'eau chaude afin d'éviter les 

 condensations préalables. Dans le modèle n° 2, ce capuchon était 

 formé par une seule lame de verre , celle du manchon de verre inté- 

 rieur remaniée au chalumeau dans sa partie supérieure. De ce côté, 

 le n° 3 réalise deux avantages sur le n° 2 : celui du meilleur fonc- 

 tionnement de l'appareil et celui d'une plus grande facilité de fabri- 

 cation. 



Cette première partie peut se fixer par les prolongements infé- 

 rieurs des tiges d'assemblage, à l'aide d'écrous, sur la plate-forme 

 d'un bâti en bois. 



II. — La deuxième partie est l'hygromètre proprement dit. C'est 

 un cylindre de cuivre A, creux, à paroi mince, argenté et bruni 

 extérieurement ; sa partie supérieure est complètement fermée ; sa 

 partie inférieure est percée de trois trous : deux recevant les tubes b 

 et c, par lesquels on fait arriver l'eau chaude et l'eau froide des 

 cuves , le troisième donnant passage au thermomètre 7\ 



Cet hygromètre est introduit, par le bas, dans la cavité du man- 

 chon de verre interne. Il y est maintenu horizontalement et verti- 

 calement par huit ailettes minces, faisant ressort, soudées en deux 

 groupes sur la longueur de A et par une petite barre transversale 

 glissée dans des boucles convenablement soudées aux tubes & et c, 

 a et d. 



Pour achever cette description rapide et préciser les rapports des 

 pièces de tout l'appareil, il me suffit de dire que les tubes a et b sont 

 reliés à la cuve à eau chaude, les tubes c et é? à la cuve à eau froide, 

 à l'aide de tubes de caoutchouc munis de robinets. 



Quand l'ensemble est rempli d'eau, en plaçant les cuves à des 

 niveaux différents convenables et maniant les robinets d'une manière 

 concordante, on peut laire passer, soit dans A, soit dans B et B', 

 un courant d'eau chaude pour en élever la température, ou un cou- 

 rant d'eau froide pour l'abaisser. 



Pour mesurer, avec cet hygromètre, la tension de vapeur d'eau 

 dans l'air expiré, on peut se trouver dans deux cas : 



1° Une seule personne fait fonction d'opérateur et de sujet en 

 observant ce qui se passe dans sa propre respiration ; 



2° Il y a deux personnes faisant fonction, l'une d'opérateur, l'autre 



de sujet. ^ , 



